THERMO-BAROME TPIQl'ES. /jo5 



instrumens est fort grande , le moindre choc, 

 ou un renversement brusque soffit pour les 

 briser; le mercure employe dans leur construc- 

 tion doit etre d'une purete extreme, ce qu'on 

 n'obtient que rarement ; celui qu'on verse dans 

 le tube pour achever de le remplir, ne pou- 

 vant etre bouilli en place, et restant d'ailleurs 

 en contact > avec l'atmosphere , nest jamais 

 completement purge d'air ; les divisions des 

 eehelles et des verniers sunt souvent defec- 

 tneuses; dans les barometres a siphon , les dia- 

 metres interieurs des deux branches n'etant pas 

 toujours egaux , Taction capitlaire y est diffe- 

 rente , et , par consequent , ne se corrige pas 

 exactement; l'air peut s'introduire dans la co- 

 lonne s'ils sont transportes sans precaution , ou 

 s'ils recoivent un mouvement dehaut en bas et 

 de bas en haut un pen fort, sans avoir ete prea- 

 lablement renverses; I'adherencedu mercureau 

 tube est sensiblemcnt variable , surtoutdans la 

 branche la pluscourte et n'est presque jamais la 

 meme que cetle qui existe a la partie superieure 

 de l'autre branche; I'etat hygromeirique de Fair 

 et des parois interieures du tube a une grande 

 et facheuse influence sur cette adherence; la 

 courbure de la surface du mercure, dans les 

 tubes , n'est pas constanle , meme apres les 



