60 Section for Pysik. Astronomi og Matkematik. 



I den danske Vandstandsmaaler holdes Rorledningen 

 til enhver Tid fuld af Lui't. ved at man sender en stadig. 

 men langsom Lnftstrom ned gjennem Rorledningen. som nd- 

 munder frit i Yandet. gjennem hvilket Luften altsaa bobler 

 op. Vandstanden registreres paa lignende Maade som Ba- 

 rometerstanden i Sprungs Barograf, idet der anbringes et 

 Kviks0lvmanometer paa den ene Arm af en Bismervsegt. 

 Vandstandsr0ret saettes i Forbindelse med dette Manometer, 

 hvor Kviksolvet altsaa vil tiytte sig ved Forandring af Vand- 

 standen og derved forandre sit Moment paa Vsegtstangen. 

 Det ved Momentforandringen fremkaldte Udslag af Vsegt- 

 stangen foranlediger Registrerapparatet til at trsede i Virk- 

 somhed. 



Imidlertid vil Forandringer i Yandets Ya?gtfylde. som 

 f0lge af Forandringer i Temperatur og Saltholdighed. bave 

 en. Yandstanden uvedkommende. Indflydelse paa Manometret. 

 1 )cii Fejl, som herved indkommer. vil knnne belobe sig til 

 et Par pro Cent. Fejlen er bleven compenseret i den danske 

 Vandstandsmaaler ved Anvendelse af to Yandstandsror, der 

 udmnnde i forskjellig Dvbde. Manometret bar tre 

 Grrene, den ene er aaben og lodret, de to andre ere i For- 

 bindelse bver med sit af de to Yandstandsror. og ere for 

 Compenseringens Skyld skraat stillede. Trykket af den va- 

 riable Vandhojde over det 0verste Yandstandsrors Mnnding 

 tjener til at registrere Hoiden. medens det alene af Ya?gt- 

 fylden afhsengige Tryk fra den constante Yandbnjde mellem 

 de to Yandstandsrors Mnndinger tjener til at indfore den 

 nodvendige Correktion for Vsegtfylden i Apparatets Angi- 

 velser. 



Apparatet bar arbejdet ved det meteorologiske Institut 

 i Kjnbenbavn siden den 20. Maj 1886. 



