Dr. Malthe: Kloroformeringsappai'at. 12o 



han i sin Reserveliegetid havde seet saavel Dodsfald som en 

 paafaldende Msengde af faretruende Kollapstilstande konstueret 

 ft nvt Kloroformeringsapparat med del bekjendte Jun- 

 kerske som [Jdgangspunkt. Den Junkerske Kautschukmaske 

 var kvaelende og ubehagelig at aande i, den var forsynet mod 

 Ventiler som let koin i Qorden og Masken passede ei til 

 alle Ansigter. Disse Ulemper vare fjernede ved den nye 

 Maske der med sit Flanelsbetrsek var let og luftig at aande 

 i og lod sig forme efter ethvert Ansigt. 



Dr. Malthe havde benyttet Apparatet i 112 Narkoser 

 paa sin Privatklinik og over de sidste 40 af disse fremlagdes 

 Observationer optegnede af D'Hrr. Dr. Vetlesen og Brandt. 

 Fordelene ved Apparatet ligeoveribr den almindelige Maske 

 og Drypning var. at Kloroformen tilt'mtcs joevnt blandet med 

 en frisk Luftstrom. at man brugte meget lidet Kloroform at 

 man bedre kunde moderere Xarkosen og hedomme dennes 

 Grad, hvorved man kunde operere med mindre dybe og mere 

 regelmsessige Narkoser. 



Mod Hensvn til Narkoserne selv forekom det Dr. Malthe, 

 at det konvulsive Stadium var meget lidet udtalt, ligesom det 

 fremgik af de omsendte for omtalte Observationer, at Bra?k- 

 ninger under og efter Narkosen vare sjeldne. Dette sidste 

 var dog tildels afhsengigt af den Maade, hvorpaa Apparatet 

 benyttedes. Det maatte ei fyldes med mere end 10 — 15 

 Kubikcentimeter Kloroform og Ballonkompressionernes Antal 

 burde kun undtageltesvis overstige 7 — 10. 



A pparatet demonstreredes. 



