— 429 — 



Esso consta di un oculare con al disopra un prisma a visione 

 diretta che scompone la luce. Al posto del solito diaframma dell'o- 

 culare si trova un piccolo collimatore che si può restringere od al- 

 largare a seconda dei casi ed attraverso il quale passa la luce pro- 

 veniente dal prisma cosidetto di paragone che è ad esso inferiore 

 e che viene illuminato per mezzo di uno specchietto laterale. La 

 lente superiore dell'oculare è mobile per la perfetta messa a fuoco 

 del collimatore e delle strie di Fraunhofer. 



La faccia superiore del prisma a visione diretta riflette l' im- 

 magine di una scala che si trova nel piccolo tubo laterale in alto 

 e che si proietta per mezzo dell'apposito specchietto: questa scala 

 dà per ogni zona dello spettro la lunghezza d'onda in fi. 



La sostanza colorante da esaminare, in soluzione di diversa con- 

 centrazione, si pone in piccole fiale che vengono fornite con lo stesso 

 apparecchio, fiale che si adattano lateralmente, come indica la fi- 

 gura, in una speciale scanalatura e che vengono fissate per mezzo 

 di mollette. 



Osservando dapprima lo spettro normale e poi facendo arrivare 

 vicino ad esso l'altro spettro mediante lo spostamento di una pic- 

 cola leva, si vedranno in quest'ultimo le relative bande di assor- 

 bimento della sostanza colorante. 



Riguardo agli schermi per ottenere luce "monocromatica, possono 

 fabbricarsi da se stessi con lastre gelatinate, imbevute di sostanze 

 coloranti di anilina nel modo che ho già indicato nella mia nota 

 di cromofotomicrografia. 



Però ho esperimentato i filtri già preparati che la casa Wratten 

 e Wainwrigt ha messo in commercio adatti appunto per la foto- 

 micrografia. 



Questi filtri sono i seguenti : 



Ognuno di questi filtri lascia passare raggi di una determinata 

 lunghezza d'onda, come si può vedere dall'annesso quadro; 



A — da :j.:j. 700 a 590 



B — » > 600 » 460 



C — » » 510 » 400 



l * ^ 700 » 640 



i > > 460 » 380 



