— 116 — 



Ho voluto indicare anche queste due ultime formule adatte 

 quando si fa della fotomicrografia a luce artificiale per ottenere il 

 più che è possibile il tono naturale dei colori di un oggetto. Però 

 generalmente in fotomicrografia importa poco se il punto dei colori 

 non è veramente esatto, essendo il più delle volte la colorazione dei 

 preparati procurata artificialmente con colori di anilina ; onde non 

 è un difetto se sul cromofotomicrogramma il colore appaia più o 

 o meno vivace ovvero più o meno oscuro del reale : per conseguenza 

 si può anche nel caso della lampada ad arco e della Nernst utiliz- 

 zare benissimo il filtro normale che si trova in commercio senza 

 avere il disturbo di fabbricarlo da sé stessi. 



- Wychgram indica un modo abbastanza semplice per fabbricare 

 filtri compensatori : per lampada Nernst si prendono delle lastre per 

 diapositive, (ottime sono quelle Jougla e Guilleminot) si fissano al- 

 l'oscuro con iposolfito sodico e dopo lavate abbondantemente si im- 

 mergono per circa due minuti nella soluzione: 



Tartrazina 1:500 ce. 65 



Bleu carminio 1:500 .... ce. 35 



dopo lavate si fanno asciugare e si uniscono due lastre insieme nella 

 stessa maniera che ho indicato per gli altri filtri. Nella soluzione 

 io aggiungo gr. 0,5 d'esculina con qualche goccia d'ammoniaca per 

 arrestare i raggi ultra-violetti. 



Il filtro compensatore va collocato dietro l'oculare nell'interno 

 della camera oscura fotomicrografica, dove si curerà che esso sia 

 parallelo alla lente esterna dell'oculare e che la luce proveniente 

 dall'oggetto sia completamente filtrata. 



L'illuminazione del laboratorio oscuro essendo l'emulsione pan- 

 cromatica sensibilissima alle radizioni di ogni colore, occorrre che 

 non sia quella solita rosso-rubino. Veramente sarebbe meglio trattare 

 le lastre autocrome stando nella perfetta oscurità, però ciò per chi 

 non ha abbastanza pratica riesce impossibile. Serve benissimo una 

 lampada con carta virida Lumière della quale ho già parlato trat- 

 tando della lampada da laboratorio oscuro adatta allo sviluppo delle 

 lastre pancromatiche per il processo tricromico. 



Le lastre si pongono nello chassis alla luce di detta lampada nel 

 laboratorio oscuro : nel caricare lo chassis si mette la faccia vetro 

 della lastra rivolta verso l'esterno, in modo che lo strato sensibile 

 si trovi a contatto del fondo del telaio. Per evitare sfregamenti o 

 scalfitture, essendo l'emulsione fragilissima, si mette un cartoncino 

 nero (che vien dato insieme alle lastre) fra l'emulsione della lastra 

 e il fondo dello chassis. 



