— 108 — 



tati ; riguardo agli oculari è bene usare quelli di proiezione ed i 

 compensatori (1). 



I filtri di luce (lastrine) si adatteranno nell'interno della camera 

 oscura fotomicrografìca dietro l'oculare ; con questi filtri le pose re- 

 lative per il verde, per l'aranciato e per il violetto sodio presso a 

 poco le seguenti: 18 : 12: 1; del resto è cosa estremamente difficile 

 dare dei rapporti precisi, in quanto che essi dipendono dall'inten- 

 sità stessa dei filtri. Usando come filtri le sostanze coloranti entro 

 la euvetta a facce parallele, il tempo di posa fra il violetto, il verde 

 e l'aranciato ha questo rapporto : 1 : 3 : 2 ; il filtro violetto a sua 

 volta allunga di 4 volte la posa data alla lastra senza l'uso di nes- 

 sun filtro. 



Raccomando allorché si espongano le tre lastre di non far su- 

 bire neanche la minima scossa all'apparecchio fotomicrografico, come 

 potrebbe accadere quando si cambiano ad esempio i filtri di luce, 

 poiché é chiaro che la più piccola oscillazione comprometterebbe 

 un buon esito. 



Lo sviluppo dei tre negativi si farà nel laboratorio oscuro con 

 lampada munita di carta Vivida messa in commercio dalla Casa 

 Lumière in fogli di colore giallo e verde. Fra gli sviluppatori si 

 dovranno adoperare quelli che conducono a negativi armoniosi e 

 assai trasparenti ; consiglio dunque il rivelatore alla glicina il quale 

 è di azione lenta e permette di seguire con comodo l'andamento 

 dello sviluppo, di correggere molto bene gli errori di posa e final- 

 mente dà un precipitato di argento metallico in forma di polvere 

 finissima, cosa indispensabile per l'estrema finezza dei dettagli. 



Una buona formula alla glicina é la seguente : 



Soluzione di bromuro potassico al 10 % qualche goccia. 



Nel preparare lo sviluppo si usi acqua calda per facilitare la solu- 

 zione della glicina : è ovvio che la soluzione sviluppatrice va lasciata 

 raffreddare prima dell'uso. Si cerchi di sviluppare i tre negativi in 



(1) Dò qui un quadro degli obbiettivi apocromatici utili nella cromofoto- 

 micrografìa fabbricati dal Koristka di Milano. 



. . ( a secco 16 mm. — 8 mm. — 4 mm. 

 Apocromatici \ , . . 



/ ad immersione omogenea 2 mm. 



Microplanar 76 mm, — 35 mm. 



