414 AFDELXINGEN FOR BOTANIK OCH FYTOPALEONTOLOGI. 



maessig har jeg liidindtil fundet Praeparater indlagte i Yand 

 eller andre Vaedsker og forfserdigede strax for Optagelsen. 



Eu af de storste Yanskeligheder ved Mikrofotografien 

 beror paa, at Gjenstande med brune og gule Farver meget 

 lidet paavirke den sensitive Plade, hvorfor Detailteo-nino-en 

 i saadanne Tilfa^lde bliver mang-elfuld. Dette la^^ofer saa- 

 ledes f. Ex. Hindringer ivejen ved Optagelsen af Mossernes 

 Peristom, Blomster og end el Blade. For at bode derpaa 

 har jeg forsogt iforvejen- at affarve Cellerne ved at lade 

 Plantedelene i Isengere Tid ligge i Bromvand, og jeg autager, 

 at man paa denne Maade kan naa sin Hensigt, uagtet det ikke 

 hidtil har lykkedes mig fuldstsendigt at fjerne Farvestoffet. 



Til Mikrofotografi benytter man sig bedst af Sol- 

 lyset. Ved de Svagere Objektiver (N:o 0, 1, 2 og tildels 3 

 Nachet) belyses Gjenstanden ved Hjaelp af Mikroskopets 

 Spejl alene; til N:o bruges Plan-, til de andre Hulspejlet. 

 Ved stserkere Forstorrelser behoves et mere kompliceret 

 Belysningsapparat. Til X:o bruges ingen Blasnder, men 

 ved de hojere Nummere bliver Billedet skarpere ved An- 

 vendelse af saadanne. 



Xaar jeg vil tage et Billede, s?etter jeg Mikroskopets 

 Ror og Camera i en Yinkel af c:a 60° mod Bordet, hvorpaa 

 Mikroskopet staar. Derpaa drejes det hele Apparat mod 

 Solen og stilles saaledes, at Solstraalerne og Mikroskoprorets 

 Axe ligge i samme Plan; thi ellers vil ikke hele Synsfeltet 

 blive oplyst. Spejlet drejes og stilles nu saaledes, at saa- 

 meget Lys som muligt falder paa Objektet. Derefter folger 

 den skarpe Indstillen af Gjenstanden, men herved er at 

 mserke, at det optiske og det kemiske Focus ikke falde 

 sammen, hvorfor man, navnlig ved de svagere Forstorrelser, 

 maa fjerne Objektivet noget fra Gjenstanden, efter at have 

 indstillet skarpt. Hvor langt dette bor ske, maa Forsog 

 laere for hvert enkelt Objektiv. For mit Mikroskops Yed- 

 kommende har det vist sig fordelagtigt at dreje Mikrometer- 

 skruen V* til V2 Omdrejning tilbage for resp. Objektiv X:o 

 1 og X:o 0. Xaar den negative Plade er fserdig praepareret, 

 maa man atter korrigere Mikroskopets Stilling, Belysuing 

 02; Indstillino'. 



