SEKTIONEN FOR PYSIK. 379 



Inddelingsskala , ligesom det kan anvendes til Maaling 

 af en hvilkensomhelst Dybde. 



Principet, der er udtsenkt af Docent K. Prytz, 

 grunder sig paa, at Luftens Tsethed er ligefrem propor- 

 tional rned Trykkel. Instrumentet forer derfor en for 

 alle Dybder tilstrsekkelig Luftmsengde med sig i et saa- 

 kaldt r Luftr0r u , og denne Lnft vil under Nedssenkningen for- 

 tsettes porportionalt med Dybden. Naar Bund en er naaet, 

 afspserres et konstant Rumfang af den saaledes fortsettede 

 Luft. Denne afspserrede og fortsettede Luft gives der der- 

 nsest under Ophaling Adgang til at udvide sig i et „Maale- 

 ror" af Glas, hvor dens Rumfane: under Atmosfserens 

 Tryk efter endt Ophaling kan aflseses. Dette nye Rum- 

 fang vil staa i ligefremt Forhold til den Dybde, til hvilken 

 Instrumentet har vseret nedssenket, og tjener derfor som 

 Maal herfor. Under Nedssenkningen staaer det konstante 

 Rumfang. „Maalekammeret u , i Forbindelse med Lufrroret 

 og er afspserret fra Maaleroret, som er fyldt med Vand; 

 ved Ophalingen derimod afspserres Maalekammeret fra Luft- 

 roret og ssettes samtidig i Forbindelse med Maaleroret. 



Denne Afspserring og Forbindelse mellem Maalekammer 

 og henholdsvis Luftror og Maaleror opnaaedes paa det 

 foreviste Instrument, som skyldes Foredragsholderens Kon- 

 struktion, ved Hjselp af Dybdeloddets Stod mod Hav- 

 bunden. 



Til Foredraget knyttedes Bemserkninger af Professor 

 Mohn og Dr. Arrhenius. 



Docent K. Prytz, Kjobenhavn, fremviste en Stemme- 

 gaff elkr onograf, der er grundet paa tidligere Under- 

 segelser af Foredragsholderen over Bestemmelsen af 



