166 I'RO.T ACTION 



rieure du legulaleur. Pour prendre inoins d'espace , 

 la colonne du regulateur esl enfermee dans une espece 

 de clieminee qui termine la boile, et le pied se trouve 

 au dessous, entre les quatre colonnesqul supportent 

 la lanterne. Pour que cells boile ferme hermelique- 

 inentjdepelils volels, muspur descremailleros, viennent 

 fermer le dessus el le dessous de la boile en nieuie 

 lemps qu'on en fermo la porte, de sorle que les 

 coupures failes ii rinslrumenl , pour qu'on puisse y 

 JDiroduire le regulalour, se irouvent bouchees. L'inle- 

 rieurde celte lanterne esl n)uni d'un mirojr reflccleuret 

 de deux tiges plongeanles sur lesquelles pcuvent s'adap- 

 ter deux miroirs, pour renvoyer la lumiere dans les 

 lentilles dupolyorania. Enfin, sur le cote do la lanterne 

 se Irouve un petit ceil-de-boeuf muni d'un verre violet, 

 par lequel on examine la niarche de la lumiere elec- 

 Irique. Afm de regler la position du point iuniineux 

 dans le sens horizontal , une vis sans fin a ete adapt^e 

 dans la planciie qui serl de support a I'appareil et en 

 la tournant d'un cole ou de I'aulre, on avance ou on 

 recule le socle sur lequel est depose le regulateur, 

 Les experiences de projection peuveni etre faites i 

 toules distances; seulement elles perdent de leur 

 neltete el de leur eclat, quand les distances sont 

 trop graudes : 5 metres representent ordinairement 

 la distance la plus convenable pour la lumiere d'une 

 pile de 50 Elements de Bunsen. 



1. Projection des charbons. —On adapte fi la lunette 

 de la lanterne le couvercle f» diaphragme perce, 

 designe sous le n°. 20 , ^j".; on choisit une ouverlure 



