358 DES OBSERVATIONS 



centre de laquelle s'eieve une girouelte a axe mobile. Inlerieti- 

 rement elle est divisee, pour ainsi dire, en trois elagcs corres- 

 pondants aux diverses indications que cet instrument doit four- 

 nir ; ainsi la parlie basse est destinee a la constatalion de la 

 frequence des vents et du sens de leur succession; la parlie 

 mitoyenne est occupee par le pluviomelre et Fappareil qui 

 domic la mesure de la persistance de chaque vent; enfin,la 

 partie superieure est consacree a l'anemomelre proprement 

 dit, au moyen duquel on connait la force moyenne de ceux 

 des buit principaux venls qui ont souffle par rapport a leur 

 duree. 



La premiere partie se compose de liuit systemes indicateurs qui 

 correspondent cbacun a l'un des liuit vents dont les frequences, 

 c'est-a-dire le nombre defois qu'ils out souffle d'nn meme cole, 

 soutestimeesau moyen de deux roues d'echappement horizon- 

 tales, qui avancent d'un cran a chaque passage du vent. Comme 

 1'impulsioii est donnee a ces deux roues par le meme bras de 

 levier que vient frapper, soit d'un cote, soit de l'aulre, une 

 languette attenanle a 1'axe de la girouelte, on peut, en consul 

 lant Tunc et l'aulre de ces deux roues , connaitre la frequence 

 d'un vent, soit dans un sens, soit dans l'aulre. 



Si Ton mesure le temps qu'un liquide met a s'ecouler goulte 

 a goutle d'un reservoir a mince paroi et a niveau constant, de 

 maniere a remplir successivement une capacite quelconque a 

 parois verticales , on pourra par reciproque estimer le temps 

 d'ecoulement de ce liquide a un ou plusieurs inlervalles donnes 

 par les differences des hauteurs que Ton observera. Or, suppo- 

 sons que par le moyen d'un entonnoir soude a l'axe de la gi- 

 rouelte , el par consequent mobile avec elle , l'eau d'un sem- 

 blable reservoir se trouve deversee en plus ou mollis grand e 

 quantite dans liuit cases de capacite egale, disposees aulour de 

 eel axe, on pourra apprecier la persistance de chaque vent par 



