METEOROLOGIQUES. 359 



la hauteur tie l'eau dans eelle de ees cases qui lui correspond : 

 celle partie de I'appareil est done en quelquc sorte une espece 

 de clepsydre. 



Le pluviometre est fonde sur le merae systeme de distri- 

 bution de l'eau ; seulement l'eau , au lieu de provenir d'un 

 reservoir , vient d'une bassine exposee a la pluie sur la 

 somnnte de I'appareil. En mesurant la quanlite d'eau que 

 Ton trouve dans chaque case , ct divisaut ce volume par la 

 surface d'ouverture de la bassine , on pent eonnaitre la hau- 

 teur a laquelle l'eau s'est elevee sur le sol sous l'influence de 

 chaque vent. 



Enfin , la troisieme partie de I'appareil n'est autre chose , 

 comuie nous l'avons dit, que l'anemometre de Woltman appli- 

 que aux huit vents prineipaux, de maniere a fournir une serie 

 continue d'observations. La force du vent se trouve alors tra- 

 duite par la vitesse plus ou moins grande d'un petit moulinel 

 dont le mouvement se trouve eonsiderablement retarde par un 

 systeme d'engrenages semblable a celui d'un tournebroche. La 

 derniere roue de ce systeme , ajustee comme tout le systeme 

 lui-meme sur l'axe de la girouette , donne le mouvement a une 

 roue horizontal mobile sur une douille qui enveloppe a cette 

 hauteur l'axe de la girouette, et qui porte une lamerne au 

 nioyen de laquelle le mouvement peut elre transmis a des roues 

 horizontales correspondantes aux huit vents principaux. Ces 

 roues, dont l'axe ou le pivot peut elre avance oureculo lors du 

 passage d'un levier arque fixe sur l'axe de la girouette , ne se 

 trouvent engrcnees que d'apres rinflueuce du vent , et peuvent 

 alors enrouler une plus ou moins grande quanlite de fil ou de 

 coton, scion la persistence ct la vitesse du vent. On comprend 

 qu'en devidanl alors la bobine on peut estimer par la longueur 

 du fil enroule, ou len ombre detours, la vitesse de chaque vent, 

 surtouf lorsque , ayant fait une experience preparatoire, vous 



