SHi DES OBSERVATIONS 



o° ELECTROMETRE. 



L'electromelre est un des instruments les plus ingrats el les 

 plus capricieux de la physique : le meilleur, qui est celui de 

 M. Pelletier , ne vaut pas encore grand' chose. La principale 

 cause de Tirregularile des indications fournies par eel instru- 

 ment vient de Thumidite qui s'altache aux substanses isolantes 

 et qui ecoule Telectricite , quelques precautions qu'on prenne. 



Cet instrument assez semblable a la balance de Coulomb est 

 fonde sur les repulsions electriques , settlement l'effort du a la 

 torsion du fil pour ramener la tige metallique a son point de 

 depart, est remplace par Taction d'un petit barrean tres faible- 

 ment aimante. C'esl par l'ecart plus ou moins grand de cette 

 tige melallique qu'on juge de la quantite d'eleclricile. 



Afin de multiplier Taction de l'eleetricite atmospherique, en 

 general assez faiblepour ce genre d'instruments, Telectrometre 

 de M. Pelletier se lermine par une grosse boule de cuivre qui 

 sert, pour ainsi dire, de reservoir a Telectricite; malgre cela 

 il arrive souvent qu'on n'en trouve aucune trace , quoique a 

 vrai dire iTen existe toujours par le fait dans Tair. 



La maniere de se servir de cet instrument n'est pas aussi 

 simple qu'on pourrail le croire , les uns, apres avoir mis d'a- 

 bord Tinslrument en equilibre eleclrique avec le sol , Televent 

 subitement a une certaine hauteur, un metre par exemple, en 

 le laissant agir de lui-meme et ils observent la tension eleclrique, 

 ce moyen ne m'a jamais reussi. D'aulres, et en particulier 

 M. Babinel, pechenl Telectricile au moyen d'une grande perche 

 dont Texlremite se lermine par unepoinle isolee comnnmiquant 

 a un long fil de cuivre cnroule de soie ; en atlachant ce fil an 

 dessous de laboule de Telectrometre et elevant ensuite la perche 

 on communique Telectricite a Tinslrument, ce moyen ne m'a 



