362 DES OBSERVATIONS 



vider les cases a chaque observation et remplir le reservoir 

 superieur. 



Pour la mesure du pluviometre, il sera plus simple de dres- 

 ser une tabic correspondante aux diverses subdivisions du litre 

 et dans laquelle la division de la quantite d'eau par la surface 

 de la bassine exterieure sera effectuee d'avance. La hauteur 

 de 1'eau ainsi deduite pouvant se rapporter a un grand comme 

 a un petit espace est inflniment plus utile a connailre que la 

 eapacite, qui n'est qu'une donnee dependanle de l'instrument, 

 et que Ton obtient immediatement en trempant dans chacune 

 des cases une regie graduee en divisions de litre. II est inutile 

 de dire qu'on devra dresser deux tables se rapportant , l'une a 

 la bassine dans toute sa grandeur, l'autre al'ouverturede ceite 

 bassine apres qu'elle a ete rapetissee. 



Enfin , on terminera l'observation par la conslatation du 

 nombre de tours dont le fil s'est enroule sur la bobine d'en- 

 roulement, ce que Ton fera , comme il a etc dit plus haut. Mais 

 dans les calcuis une correction devient indispensable , car il est 

 evident que le fil en s'enroulant successivemenl sur lui-meme 

 augmente de plus en plus le diametre de la bobine, de telle 

 sorte qu'un tour de bobine, apres cent tours, je suppose, pre- 

 senter une longueur de fil beaucoup plus grande qu'au com- 

 mencement. Comme ceite difference est beaucoup moins 

 sensible sur la bobine de dcroulement en raison de son plus 

 grand diametre, il faudra retrancher du nombre de tours qu'on 

 aura observe une cerlaine quantite, que Ton obtiendra en 

 mesurant la longueur du fil enroule, au bout de cent, deux 

 cents, trois cents, etc. , tours, eten la comparanta la longueur 

 des dix premiers tours qu'on aura repeles dix fois , vingt ibis 

 ou trenle fois, taut sur la bobine d'enroulemenl que sur la bo- 

 bine de deroulemenl. Supposons , par exemple , que nousayons 

 eompte sur notre bobine de deroulement, dont le diametre esi 



I 



