372 DES OBSERVATIONS 



recommandations necessaires pour la surele des observations 



meleorologiqucs. 



D'abord on devra prendre un thermomelre gradue an moins 

 en cinquiemes de dcgre; ceux dont la graduation osl faite sur 

 le tube memc ctant plus exacts puisque le verre se dilate beau- 

 coup moins que les metaux, doivent etre choisis de preference. 

 De plus, on devra faire attention a cc que le reservoir soit le 

 moins volumineux possible , car la sensibilile du thermomelre 

 depend beaucoup de ce detail de construction. Enfin on devra 

 s'informer et memo s'assurer si le therraomelre a ele execute 

 longtemps avant sa graduation. On ne pent s'imaginer combien 

 celte recommandalion est importante, car bien qu'apres un 

 temps assez long la graduation des meilleurs thermometres de- 

 vienne inexacte, e'est surtout dans les premiers temps de la 

 construction que la difference est la plus marquee. Les varia- 

 tions Ires brusques et tres considerables de la temperature pro- 

 duisent le meme effet, et e'est a tel point que M. Martins, dans 

 son ascension du Mont-Blanc, ayant plonge son thermomelre 

 dans la glace fondante el dans l'eau bouillante, a trouve une 

 difference depres d'un degre avec la graduation existante. Pour 

 remedier a cetle imperfection de ce genre d'instruments , on 

 devra tous les deux ou trois ans verifier leur graduation el 

 faire dans les calculs les corrections necessaires. 



Avec les thermometres tres sensibles, les oscillations de la 

 eolonne de mercure sonl si multipliers el si considerables, que 

 dans moins d'une minute on pourrait constater des differences 

 de pres d'un demi-degre; il faut, en consequence, au moment 

 de Vobservation avoir soin d'examiner pendant quelques in- 

 stants ces oscillations et en prendre la moyenne pour l'appli- 

 quer au n° d'ordre de I'observalion. 



Pour obtenir les maxima et minima de chaleur, il est absolu- 

 ment necessaire d'avoir recours aux ihcrmometroyraphcs , ou 



