374 DES OBSERVATIONS 



satisfaisants. Je ne parle pas de l'hygrometre a cheveu de Saus- 

 sure, il ne donne que des indications comparatives nullement 

 en rapport avec la quantite reelle de vapeurs. 



li° BAROMETRE. 



Le barometre est devenu d'un emploi tellement general 

 qti'on en a construit de bien des systemes differcnts, mais 

 le principe en est toujours le nieme. Pour les indications qu'on 

 demande ordinaireraenl ati barometre , c'est-a-dire la prevision 

 du beau ou du mauvais temps, on n'a pas besoin d'une bien 

 grande exactitude, et par consequent les barometres grossiers, 

 meme les barometres a cadran , peuvent suffire ; mais pour les 

 observations meteorologiques il n'en est pas ainsi , ct roalgre la 

 perfection de l'instrument, plusieurs corrections soul indis- 

 pensables. Ces corrections se rapporlent : 1° au foisonnement 

 du mercure dans la cuvette du barometre, 2° a la dilatation de 

 la coloune barometrique, 5° a la capillar ite du lube. 



Les meilleurs barometres sont en general les barometres a 

 cuvette : or dans ces barometres la graduation de l'echelle est 

 faite a partir du niveau du mercure dans la cuvette. On prend 

 ordinairement ce niveau quand le barometre est a 760 milli- 

 metres; maisvoici ce qui arrive quand lacolonne barometrique 

 monte ou descend : dans le cas de l'ascension, la cuvette a cte 

 obligee de fournir a la colonne la hauteur de mercure dont 

 elle s'est elevee : le niveau s'est done abaisse dans la cuvette. 

 Dans le cas de l'abaissement , e'est le mercure de la colonne 

 qui est venu au contraire augmenter le volume du mer- 

 cure de la cuvette , el en a eleve le niveau. Pour reme- 

 dier a eel inconvenient, on a fait en sorte dans les barometres 

 Fortin de retrecir ou d'elargir a volonte la cuvette au moyen 

 d'une vis de pression , de maniere a ce qu'a chaque observa- 



