METE0R0L0G1QUES. 375 



tion le niveau du mercure vienne cftleurer line poinle d'ivoire 

 fixee au dessus de la cuvette. Comnie la graduation de I'echclle 

 est prise a partir de la pointe de cet index , on congoit que le 

 foisonneraent n'est plus une cause d'erreur. 



Si Ton eonsidere que le barometre est en quelque sorle dis- 

 pose comme un thermometre, on comprendra que plus la tem- 

 perature sera elevee, plus la colonne se dilatera et montera 

 dans le lube , et reciproquement moins il fera chaud plus cette 

 colonne s'abaissera. Bien que le diametre du tube soil assez 

 large pour que ces variations de dilatation soient peu sensi- 

 bles (*), elles le seraienl cepeiulant assez pour clianger considera- 

 blement la nature des observations meteorologiques si Ton n'en 

 lenait pas comple. On a done calcule des tables pour ramener 

 a 0° toutes les hauteurs baromclriques , suivant les differentes 

 temperatures observees sur le thermometre du barometre, le- 

 quel est dispose de maniere a etre irapressionne par la cha- 

 leur , de la meme maniere que le mercui'e- du barometre lui- 

 meme. 



ha correction de la capillarite est la consequence du retrait 

 qu'eprouve hi coionnc barometrique par l'effet de cettc force. 

 Elle depend du diametre inter ieur du tube et de la flcche du 

 monisque. Mais dans les barometres perfectionnes , les op- 

 liciens ont soin d'en lenir compte dans la graduation de leur 

 echelle, de telle sorte qn'elle devient inutile dans les observa- 

 tions. 



(') Des mesures prises avee soin ont prouve qn'en designant par I la 

 longueur de la colonne baroin6lrique a 0°, elle devcnail 1,0150 a la 

 temperature de l'eau bouillante , d'ou Ton conclul que celte dilatation 

 est de 0,0018 par degre centigrade. 



