( ii5 ) . 



moire de MM. Petit et Dulong, sur les lois 

 duref'roidissement. On a 



^-—6480 <^-— •TTTo 



Puis done que / est connu ^ c\, h et H 



donnes par I'observation , I'equation (i) ser- 



vira a trouver la temperature t sans qu'il soit 



besoin d'un thermometre. On en tire en 



eff'ec ^=^^^' 



/ une fois determine, I'equation (3) fera 

 connoitre la hauteur p du barometre , ra- 

 menee a la chaleur de la glace fondante. 



On voit par ce calcul tres simple , qu'on 

 pent non-seulement corriger le barometre a 

 siphon des influences de la chaleur, mais 

 encore determiner, sans autre secours que 

 I'instrument lui-m§me , la temperature dont 

 il est affecte. 



La longueur / etant assez difficile a me- 

 surer avec exactitude, on la deduira d'une 

 observation du barometre comparee h. une 

 observation correspondante f'aite sur un tlier- 

 mometre ; car I'equation (i) donne 





li^H 



1-4- :Xf 



Toute la difficulte est done reduite a se 

 procurer un tube exactement de meme dia- 

 m^tre dans toute son etendue ; une ibis vain- 



