( 313 ) 



En muliipliant davantage son action et en la partlcu- 

 larisant mleux , le brayer de M. Boi'sary doit plus 

 efTicacement satisfaire a ces exigences , si meme il n'en 

 triomphe pas dans la plupart des cas ; aussi n'avons-nous 

 pas hesite a le regarder comme etant plus propre que 

 I'ancien, a remplir toutes les indications reclamees 

 pour la complete contention des hernies , et a rendre 

 tons les services que Ton est en droit d'attendre d'un 

 bandage herniaire , surlout si , comme nous I'avons in- 

 dique a Tauteur, il s'attache a donner a son instrument 

 toute la solidile dont il nous a paru susceptible. 



Tels sont les motifs sur lesquels repose Tapprobation 

 que nous vous proposons de donner aux perfectionne- 

 mens introduits dans le brayer par M. Borsary, et I'in- 

 sertion , dans vos Meraoires, de la description suivante 

 de son bandage, accompagnee de la figure destinee a 

 en rendre Tintelligence plus facile. 



DESCRIPTION DU BANDAGE DE M. BORSARY. 



Sous le ressort H I J K , on volt une plaque en cuivre 

 fixee par deux vis, dont I'une sort a maintenir la plaque, 

 et I'autre I'ecusson qui porte la pololte et quijouelibreiuent 

 dans la fourcliette form^e par le Lout du ressort et la plaque 

 de cuivre. Le porte-pelotte a une entaille semicirculaire, 

 qui lui perinet un mouveuient d'aller et venir selon le Le- 

 soin , et qu'on arrete au point desire par une vis de pression 

 a tete goudronnee N. Une ouverture longitudinale pra- 

 tiquee a I'ecusson qui porte la pelotte , est destinee a donner 

 passage a deux boutons accoles , fixes sur la plaque de la 

 pelotte, qui pent , par ce nioyen , njonter et descendre a 

 volonte. Elle est maintenue au point convenable par une 

 cremaillere dentelee , fixee elle-meme dans ie liaut par une 

 vis O, et appuyee par uu ressort qui la presse. Au uioyen 

 de ce luecanisoie , ou voit que Ton peut chang.-! Ikcilement 



