NOTE 



relative a quelques 



MODIFICATIONS A INTRODUIRE DANS LE TUBE DE PITOT 



PAR M. HENRI DARGY 



Inspecleur-General des Ponts-et-Chauss6es 



MEMBRI NOM RESIDENT DS L ACADHnB. 



■» IM I " 



Fitot fit eu 1732, a TAcademie des sciences, una cominuui- 

 cation qui parul int6resser cette assemblee : il lui presenta 

 un appareil destiue a mesurer en un point donn6 la vitesse 

 d'un des filets tluides dont un courant se compose. Get ap- 

 pareil lui permit d'eutrevoir un fait qui s'explique laci- 

 lement aujourd'hui , mais que Ton contestait alors, sous 

 I'inspii'ation d'une theorie inexacte, savoir : que la vitesse 

 de Feau decroissait en se rapproehant du fond ou des rivies. 



L'appareil de Pitot cousistait en une lougue tringle en bois 

 de section triangulaire , dans I'une des faces de laquelle 

 6taient log6s deux tubes en verre : I'un de ces tubes etait 

 horizontalement recourbe a son extremite iuferieure; Tau- 

 tre, au contraire, descendait verticalement jusqu'au niveau 

 de la partie recourbee du premier. 



L'opinion de Pitot etait que son appareil, expose au cou- 

 rant de I'eau, donnerait, par la difference de niveau existant 

 eutre les colonnes d'eau logees dans les deux tubes, la hau- 

 teur due a la vitesse du fluide au point que Ion considerait, 



