](H .MODIFICATIONS A INTUODIJIHE 



On sait ([110 la plupart des instruments hj-drometriques 

 presentent le grave inconvenient d'alterer, par la pcrturlia- 

 tion qu'ils causont a la masse fluide, la vitesse qn'ils ont 

 pour objet de mesurer. II fallait done diminuer la masse du 

 tube jaugeur, puis eloigner autant que possible de la regie 

 qui porte les tubes, les orifices par lesqucls s'introdnit le 

 filet fluide dont on veut mesurer la vitesse. 



Pourarriver a ce double resultat,j'ai faitcouperenbiseau 

 la regie de bois de faible epaisseur dans laquelle soiit en- 

 castr6s les tubes ; ensuite, j'ai fait ajuster sous les tubes en 

 verre des tubes en cuivre de tres-faibles diametres, a I'extre- 

 mite desquels sent places les ajutages. Ces tubes peuveut 

 avoir jusqu'a 0™,80 de longueur. Dans I'instrument dont 

 le dcssin est ci-joint, instrument destine au jaugeage des 

 grandes vitcsses, cette longueur est de 0'°,45 seulement. 



On voit qu'ainsi I'eau n'est que tres-insensiblement trou- 

 blee au point on Ton prend la mesure de sa vitesse. 



Mais on se demandera comment pourront etre mesur^es 

 les vitesses de superficie on meme de toute la couclie liquide 

 d' epaisseur 6gale a celle des tubes de cuivre, a travers les 

 parois desquels on ne saurait apercevoir le liquide. 



Voici le precede que j'ai employe pour parvenir au resultat : 

 Les deux tubes en verre communiquent entre eux, a leur 

 partie superieure, au moyen d'un tube en cuivre qui leur est 

 bormetiquement ajusti' : sur ce tube en cuivre est place un 

 robinet qui, suivant qu'il est ouvert ou ferme, met les tubes 

 en communication avec Tatmosphere ou fait cesser cette 

 communication. 



Au-dessus du robinet pr^cite est plac^e une petite embou- 

 cbure au moyen de laquelle on pratique un vide imparfait 

 par aspiration : I'eau monte dans les tubes en verre a la 

 hauteur que I'observateur desire , et s'y maintient par la 

 fermeture du robinet, qui interrompt la communication 

 avec Tatmosphere. 



Le robinet superieur prt^sentc encore I'avantage de per- 



