166 MODIFICATIO.NS A IMAODUIRE 



variable aver la forme des ajutages, la vitcssc du conraiit 

 est I'galc a (xV^tj/i : Ic cociricicnt ;/ est egal a 0.84 (I) lors- 

 que les doiix ajutages sont diriges a angle droit. 



L'obsevvation se ferait diificilemeut pres de la surface du 

 . oouraut : Ic robinet A pcrmet deremi-diera cet inconvenient 

 en (b'-placaut a volonte les deux colonnes liquides aobserver, 

 a I'aido du tuyau d'aspiratiou place a la partie suporicurc 

 de rinstrument : on rarefie I'air contenu dans les tubes, de 

 raaniere a fairc monter los deux colonnes liquides a une 

 hauteur commode pour la lecture,'puis on rcferme le robinet 

 sup^ricur. On pent alors faire Tob-servation sans aucune 

 difRculte ; on pent meme , si cela est necessaire, fermcr le 

 robinet inferieur dc maniere a conserver I'eau immobile 

 dans les tubes, et retirer I'instrument pour faire la lecture 

 a loisir. 



Les precautions a prencke pour faire une bonue observa- 

 tion sont les suivantes (2) : 



1° S'aspurer que les ajutages nc sontni Ijouches ui fauss^s : 

 une clrconstance eu apparence pen importante pent faire 

 varier notaljlement le coefficient fx ; il faut avoir soin que 

 les branches qui portent les ajutages soient parfaitement 

 horizontalcs et perpendiculaires a I'axe de Tinstrument. 



2" Fixer I'instrument sur une tringleal'aidede la douille 



(t) Dans les premiers instruments executes par M. Salleron,ce cons- 

 tructenr, au lieu de placer reclangulaircment aux tubes en verre les 

 t>orlion'; 'ie tubes en cuivre qui portent les ajutages, avait fait faire .1 

 CCS deriiiers un angle un pou aigu; je les ai fait replacer rectangulaire- 

 inent par une It^gcre prefsion de la main. C'est a cette^ disposition ((ue 

 correspond le coefficient f^ = 0,84. Du reste, le coefticicnt p varie avec 

 la forme des ajutages elieur disposition. .I'ai obtcnu p => i dans rins- 

 trument qui me serl aux expiiricnces sur les canaux rectangulaires, 

 Dans cc cas, I'ajutage du tube d'avnl ne faisjit point saillie sur le 

 tube, dont la parol tHaitsimplement percee d'un trou d'environ un mil- 

 limetre et demi de diamelre. 



(2) Klles m'ont t?te indiqudes par M. TingtSnieur Bazin et par'M. le 

 cnndiictciir Chapiiis, qui dopuis trois anm^es font usage du tube jau- 

 geur. 



