Meteorologia coloniale 63 



zione del recipiente con l'atmosfera per mezzo del rubinetto, e in 

 tali condizioni si viene a realizzare un barometro ad aria differen- 

 ziale, ed è possibile registrare Ja differenza di pressione tra l'atmo- 

 sfera esterna e l'aria racchiusa entro il recipiente che mantiene la 

 ■ pressione che aveva all'inizio dell'esperienza. Il tamburo ordina- 

 riamente è fermo e si mette in moto soltanto quando vuoisi iniziare 

 la registrazione, contemporaneamente al manifestarsi della pertur-. 

 bazione atmosferica che si intende esaminare. Esso compie il giro 

 in 52 minuti; ma se si volesse farlo funzionare continuamente occor- 

 rerebbe aggiungere al rubinetto, mantenuto aperto, un tubo capillare 

 di vetro. In tali condizioni l'aria interna si equilibra facilmente 

 con l'aria esterna per variazioni lente della pressione barometrica, 

 mentre non risente le variazioni brusche e soltanto quest' ultime 

 vengono tracciate sul diagramma. 



Nel modello anzidetto la variazione di un millimetro di mer- 

 curio della pressione corrisponde allo spostamento di 10 mm. della 

 penna registratrice sulla zona di carta : cosicché è facile apprezzare 

 le variazioni di un quarto di millimetro. 



Tanto per la collocazione della carta registratrice, quanto per 

 la regolarizzazione delle segnalazioni, occorre tenere presentì le 

 norme già accennate parlando del barografo. 



Termometro ipsometrico. — Non è comodo ottenere la deter- 

 minazione della pressione barometrica nei viaggi di esplorazioni 

 terrestri, con l'uso di barometri a mercurio, a causa delle difficoltà 

 che si incontrano nel trasporto. Si presta meglio l' ipsometro o ter- 

 mometro ipsometrico, di cui si posseggono oggi modelli di dimen- 

 sioni e di peso così ridotti che possono essere imballati facilmente 

 e trasportati con grande sicurezza. Tale strumento è fondato sul 

 principio che, allorquando l'acqua entra in ebollizione, la tempera- 

 tura del suo vapore è tale che la tensione massima corrispondente è 

 eguale alla pressione esercitata sul liquido. 



Esso consta di un bollitolo di piccole dimensioni in metallo 

 (fig. 16) che si riscalda per mezzo di una lampada ad alcool, ed è 

 sormontato da un tubo B chiuso nella parte superiore con un tu- 

 racciolo attraverso cui passa il cannello del termometro. Il tubo B 

 è contenuto dentro un secondo tubo di diametro maggiore, allo scopo 

 di prevenire qualsiasi raffreddamento, ed è forato in basso in modo 

 che possa entrarvi il vapore. Tutto ciò è ad incanalatura, e perciò, 

 dopo eseguita l'operazione, la parte destinata a formare la camicia 

 di vapore intorno al termometro può ridursi ad occupare un pie- 



