Meteorologia coloniale 75 



resta aderente alle pareti del tubo termometrico e la discesa di 

 questo liquido verso la sommità della colonna liquida è ancora 

 ritardata dalla posizione orizzontale che si fa mantenere alla canna. 

 Ne segue che, col verificarsi di un rapido abbassamento della tem- 

 peratura, un po' di alcool rimane aderente alle pareti del tubo e vi 

 impiega un tempo ragguardevole per riunirsi al liquido della 

 colonna. 



Un'altra causa di errore proviene dalla volatilità dell'alcool. 

 Talora una bolla liquida si forma per distillazione nella parte supe- 

 riore del tubo. La produzione spontanea delle bolle gassose nella 

 colonna liquida raffreddata, può avvenire anche per l'aderenza del 

 liquido contro le pareti del vetro ; difatti, le porzioni liquide, sco- 

 lando lungo le pareti, potranno accumularsi ad uno stesso livello 

 su tutto il circuito e riunirsi imprigionando una bolla gassosa. 



Le bolle gassose possono anche formarsi a bassa temperatura 

 allorché il termometro si agita in modo brusco. Nella costruzione 

 del termometro a minima, al momento della chiusura, dell'aria 

 che si trova disciolta o imprigionata nel liquido tende a distaccarsi 

 alle basse temperature, sotto la doppia influenza di una minore 

 solubilità e di una più debole pressione risultante da una minore 

 altezza della colonna liquida. 



Ne segue che, allorquando si formano queste bolle, le letture 

 termometriche debbono diminuirsi di tutta quella lunghezza che le 

 bolle occuperebbero nella canna. Ciò rappresenta una rilevante causa 

 di errore che deve essere evitata, tanto più che è facile vedere 

 queste bolle, E in tal caso è possibile riunirle al resto della colonna 

 liquida col mezzo della fionda o di scosse brusche. 



Altre cause di errore, dipendenti probabilmente da impurità 

 contenute nell'alcool, si debbono ad una contrazione progressiva 

 nel liquido il che provoca uno spostamento dello zero che talvolta 

 è di qualche grado, dopo alcuni anni di funzionamento ; e per evi- 

 tare ciò, è consigliabile verificare la graduazione a intervallo di 

 qualche anno. 



Un'ultima causa di errore è dovuta alle scosse provocate dal 

 vento sui sostegni dei termometri, specialmente quando la gabbia 

 meteorica non è ben fissata. Questa causa di errore di nessun conto 

 per i termometri a massima, è invece apprezzabile sui termometri 

 a minima, specialmente quando il termometro, col bulbo in basso, 

 è molto inclinato ; le scosse prodotte dal vento facilitano allora la 

 discesa dell'indice di smalto, e così l'indice si trova ad indicare una 



