204 



U Agricoltura Coloniale 



delicatamente la vite G ; mentre, per regolare la pressione della pen- 



nina sul foglio di carta, si manovra la vite posta alla base dell'asticina. 

 Per segnare l'ora basta toccare leggermente, tutti i" giorni ad 



un'ora fissa, la leva che è riunita al fascio di capelli. 



Per la collocazione della carta e per il funzionamento dello 



strumento si seguono le norme che vennero specificate parlando del 



barografo. 



Polimetro di Lambrecht. — E uno strumento molto comodo 



anche per utilizzarlo in viaggio. Risulta dalla combinazione di un 



termometro e di un igrometro, e dà ra- 

 pidamente, senza l'impiego di alcuna ta- 

 bella, diverse indicazioni utili. 



L' igrometro consta di un fascio di 

 capelli (fig. 64) distesi per tutta la lun- 

 ghezza dell' apparecchio e racchiusi tra 

 due lastre di metallo che costituiscono 

 r asta piatta. L' indice rilegato ad esso 

 fascio si muove sopra un quadrante che 

 porta dei numeri esprimenti i valori del- 

 l'umidità relativa in centesimi di satu- 

 razione, al disopra dei quali si susseguono 

 altri numeri, detti sussidiarli. Il termo- 

 metro porta, a destra, la graduazione in 

 scala centigrada e, a sinistra, un' altra 

 scala che indica la tensione massima del 

 vapore acqueo in corrispondenza alle di- 

 verse temperature. Direttamente è possi- 

 bile rilevare tanto l'umidità relativa quan- 

 to la temperatura, e moltiplicando il primo 

 valore per la tensione massima corrispon- 

 dente alla temperatura osservata, può 

 dedursi l'umidità assoluta. 



Lo strumento consente anche di de- 

 terminare il cosidetto punto di rugiada, 

 ossia il grado di temperatura al quale si 

 deve raffreddare l' aria perchè divenga 

 satura del vapore d'acqua in essa conte- 

 nuto. A tal uopo, dopo avere calcolato 



l'umidità assoluta, basterà leggere il grado di temperatura che si 



trova in corrispondenza al numero della tensione calcolata. Cosi, 



Fig. 64. 



