239 



METEOROLOGIA COLONIALE 



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE 



STRUMENTI - INSTALLAZIONE - FUNZIONAMENTO 



^^ 



Anemometri dinamici. — Cogli anemometri dinamici si misura 

 la velocità del vento deducendola dal numero di giri che un mulinello 

 compie, in un determinato tempo, sotto l'impulso del vento. Di essi 

 il più comune è V anemometro di Robinson. 



Consta di quattro coppe emisferiche M, (fig. 70) di sottile lamina 

 di ottone, fisse agli estremi dei quattro bracci eguali di una croce di 

 ferro, che gira intorno al suo centro E in un piano orizzontale. Le 

 coppe sono fissate in modo tale che i loro piani di sezione riman- 

 gono disposti verticalmente ed hanno la loro concavità rivolta verso 

 la stessa parte ossia nello stesso senso di rotazione ; in tal modo 

 il mulinello gira sempre nello stesso senso, qualunque sia la dire- 

 zione del vento. 



Dal numero di giri che il mulinello compie in un determinato 

 tempo, si può dedurre lo spazio percorso dal vento nello stesso tempo. 

 Ad ogni giro intero del mulinello, lo spazio percorso dal centro 

 delle coppe è uguale alla cirèonferenza da esse descritta ; e se in- 

 dichiamo con d il diametro del mulinello (distanza da centro a centro 

 di due emisferi opposti) e con n il numero dei giri compiuti dal mu- 

 linello, lo spazio percorso dalle coppe in giri sarà uguale a IìY.dY.n. 

 Però osserviamo che il vento agisce in modo da far girare il mu- 

 linello soltanto con una parte della sua energia, inquantochè mentre 

 una delle coppe presenta al vento la sua convessità, la coppa op- 

 posta presenta invece la sua concavità ; e Robinson, dando la teoria 

 del suo strumento, trovò che lo spazio reale percorso dal vento è 

 uguale al triplo dello spazio percorso dalle coppe nello stesso tem- 

 po. E pertanto il vero spazio percorso dal vento in n giri è uguale 

 a iXnXdXn. Da altre ricerche risulta che tale coefficiente varia 



