Meteorologia coloniale 206 



ad esempio, se si fosse trovata l'umidità assoluta di mm. 13,5, il 

 punto di rugiada sarebbe 16. Siifatta determinazione può farsi ra- 

 pidamente, servendosi dei numeri detti sussidiarli ; a tal fine basta 

 sottrarre dal grado di temperatura indicato dal termometro, il nu- 

 mero sussidiario su cui si trova 1* indice dell' igrometro. Se, per 

 esempio, la temperatura è 12' e l'indice sta al numero 3, il punto 

 di rugiada sarà 9". I valori che così si ottengono non sono però 

 rigorosamente esatti ; ma volendo determinazioni più accurate, senza 

 fare il calcolo della tensione del vapore, si potrà adoperare il tri- 

 dente col quale termina l'indice. Alla temperatura di 10° si guarderà 

 la punta mediana del tridente, alla temperatura di 20° quella a 

 sinistra, a o'' invece quella a destra ; per le temperature intermedie 

 si guarderà nello spazio compreso tra le punte. 



Per regolare lo strumento si opera analogamente agli altri igro- 

 metri, ossia lo si regola in modo che le indicazioni divengano rigo- 

 rosamente esatte nell'aria satura e ad un secondo punto della scala, 

 ad esempio 60. 



L'umidità assoluta corrispondente ad una data determinazione 

 di umidità relativa e di temperatura, si calcola, come innanzi si è 

 detto, moltiplicando il valore dell'umidità relativa per la tensione 

 massima corrispondente alla temperatura osservata. 



Ma può ottenersi rapidamente e senza calcolo, facendo uso di 

 speciali dispositivi che vanno col nome di abachi. 



In essi si trovano tracciate tre linee verticali parallele ed equidi- 

 stanti, su ciascuna delle quali è tracciata una scala contenente rispet- 

 tivamente i valori dell'umidità relativa, dell'umidità assoluta e della 

 temperatura. Per procedere alla determinazione del peso del vapore 

 di acqua basterà tracciare una secante che passi per i valori osser- 

 vati dell'umidità relativa e della temperatura ; e il valore corrispon- 

 dente al punto in cui essa taglia la terza linea indicherà la tensione 

 del vapore richiesta (fig. 65 vedi pag. seguente). 



Direzione del vento. — Qualsiasi movimento di aria chiamasi 

 vento. La direzione, secondo cui avviene il movimento, può essere 

 più o meno inclinata sul piano orizzontale, o verso 1' alto o verso 

 il basso, ma praticamente si è soliti considerare la direzione del 

 vento nei piano orizzontale ; e quindi, parlando ora dei metodi e 

 degli strumenti atti a determinare la direzione del vento, intende- 

 remo sempre di parlare propriamente della direzione della compo- 

 nente orizzontale di esso. 



Per dare la direzione del vento si indica la regione o plaga 



