70 



U Agricoltura Coloniale 



Se l'estremità del mercurio si trova in corrispondenza della 

 graduazione zero, vorrà dire che il termometro è esatto : se ciò non 



avviene, il valore dello sco- 

 stamento indicherà l'errore 

 o spostamento dello zero, e 

 tale valore, preso con segno 

 contrario, costituisce la cor- 

 rezione del termometro. Così 

 se l'estremità della colonni- 

 na di mercurio si arresta a 

 due decimi di divisione al 

 disopra dello zero, lo spo- 

 stamento dello zero è 0,2 e 

 la correzione è di — 0,2. E 

 tale correzione va apportata 

 a tutte le letture eseguite 

 dopo l'anzidetta determina- 

 zione. 



Termometro normale. 



— E un termometro costrui- 

 to con una qualità di vetro 

 tale da risentire in minima 

 misura Io spostamento dello 

 zero, ed è stato studiato in 

 " ^^^^-^^^^^^ tutti i particolari, cosicché 

 le indicazioni da esso for- 

 nite presentano la massima 

 esattezza. Quando si offre 

 l'occasione è raccomanda- 

 bile controllare le indicazioni date da tale termometro, che viene 

 anche chiamato tervioDietro campione, con quelle rilevate contem- 

 poraneamente dai termometri quotidianamente adoperati. 



Per tali confronti si adopera il cosidetto bagno ad acqua, che 

 consta di un grande recipiente cilindrico di rame o di zinco, a dop- 

 pie pareti, riempito di acqua. 



Volendo controllare le temperature al disopra di zero gradi, 

 si riscalda l'acqua per mezzo di una lampada regolabile, sot- 

 tostante al recipiente, e mediante un agitatore formato da due 

 cerchi metallici saldati ad un' asta cilindrica si ottiene che il 

 calore si distribuisca uniformemente in tutta la massa di acqua. 



Fif 



20, 



