194 



L' Agricoltura Coloniale 



estremità viene introdotta in a. Eseguita tale verifica si libera lo 

 strumento dalla lastra R del telaio M, del vetro, ed è pronto per 

 fornire esatte indicazioni sulla quantità di vapore contenuta nel- 

 l'ambiente di cui interessa eseguire i rilievi. 



Ig-rometro di Mounier. — Presenta il vantaggio di potersi tra- 

 sportare facilmente e di essere sempre pronto per le determina- 

 zioni ; riesce perciò molto comodo nei viaggi durante i quali si 

 voglia anche determinare la quantità di vapore d'acqua contenuta 

 nell'atmosfera. 



Esso consta di una piastra metallica circolare su cui è disposto 

 il capello in modo tale che un capo venga fissato sul piloncino A 

 e l'altro capo, (fig. 55) dopo essersi appoggiato successivamente sulle 



puleggie D, mobilissime, si avvol- 

 ga e si fissi alla gola della pu- 

 leggia B portata da un delicatis- Fig. 56. 

 simo perno che è sostenuto dalla 



squadra E. Intorno allo stesso perno si avvolge pure un filo che 

 va ad attaccarsi all'estremità di una leva mobilissima sul perno C. 

 Una delicata molla spirale, intorno a quest'ultimo perno, tiene sem- 

 pre teso il capello. Tutto codesto congegno è rinchiuso in una sca- 

 tola metallica, nel cui fondo è fissa a vite la piastra, anch' essa 

 metallica, che lo sostiene. La scatola è coperta da un quadrante 

 {fig. 56) graduato, le cui indicazioni sono segnate dall'indice mosso 

 dal perno B che sorge nel mezzo del quadrante. Al disotto trovasi 

 un termometro arcuato. Il tutto è coperto da una lastra di vetro. Il 

 fondo della scatola è forato, affinchè l'aria possa penetrare nell'interno 

 e agire sul capello. Lateralmente vi è una vite da registro, colla 



