78 L'Agricoltura Coloniale 



Ora delle letture. — Salvo rari casi durante periodi burrascosi, 

 la temperatura minima si verifica poco dopo il levare del sole, e la 

 massima intorno a mezzodì o dopo. L'ora quindi più utile per leg- 

 gere le indicazioni di questi strumenti e poi rimetterli a posto, sarà 

 la sera e al più tardi possibile : poiché nel caso in cui, per improv- 

 viso abbassamento serotino di temperatura, il minimo delle 24 ore 

 del giorno civile si verificasse la sera, è evidente che dovrebbe essere 

 registrato come minimo di quel giorno, non quello del mattino, 

 ma bensì quello della sera. 



In ogni modo, attesa la rarità di questi casi, sarà sufficiente 

 osservare massimo e minimo alle ore 21 ; né si dovrà mai cam- 

 biare a capriccio l'ora di dette letture. Se invece riesce più co- 

 modo effettuare 1' osservazione alle 8 ore o alle 9 ore bisogna, 

 ricordarsi di attribuire la temperatura massima al giorno precedente 

 e la temperatura minima allo stesso giorno di osservazione. 



Termometri registratori. — Qualora interessi conoscere la 

 temperatura di un luogo nelle diverse ore del giorno, si fa uso di 

 speciali apparecchi, detti termometri registratori. In essi il corpo 

 termometrico é costituito da un tubo metallico a sezione ellittica 

 molto appiattito, con pareti sottili, e riempito completamente di 

 alcool (fig. 27). Una estremità è fissata rigidamente, mentre l'altra 

 è riunita per mezzo di leve ad un ago che porta una pennina simile 

 a quella usata pel barografo. La pennina poggia leggermente su 

 un cilindro ricoperto di un foglio di carta, su cui sono tracciate delle 

 linee orizzontali e corrispondenti ciascuna ad un grado di tempe- 

 ratura, e delle linee verticali, arcuate ed equidistanti, corrispondenti 

 all'intervallo di due ore. Nell'interno del cilindro trovasi un movi- 

 mento di orologeria che gli imprime la rotazione su sé stesso in 

 otto giorni, nei modelli più comunemente usati. 



Variando la temperatura dell'ambiente ove è esposto lo stru- 

 mento, si modifica la curvatura del tubo, e tali modificazioni vengono 

 dall'anzidetta pennina tracciate sul foglio di carta con sinuosità le 

 cui amplitudini sono proporzionali alle variazioni della temperatura. 

 Per il cambiamento del foglio di carta si opera come fu indicato 

 parlando del barografo. Per mezzo della vite posta nella parte 

 posteriore della base della custodia si può regolare la posizione 

 della pennina scrivente sul cilindro, in modo che le sue indicazioni 

 lasciate sul foglio di carta siano quasi identiche a quelle che da- 

 rebbe un termometro a mercurio esposto nelle medesime condizioni, 

 ma tale regolarizzazione va eseguita a larghi intervalli, specialmente 



