Meteorologia coloniale 69 



struiti la posizione dello zero presenta col tempo un lieve sposta- 

 mento, dovuto ad una lenta modificazione di struttura che subisce il 

 bulbo dopo essere stato soffiato alla lampada dal costruttore : essa non 

 si arresta col ritorno allo stato termico normale. Siffatto restringi- 

 mento è ragguardevole nei primi mesi di costruzione ; dopo se- 

 guita in misura più limitata e cessa del tutto dopo diversi anni. 

 Quantunque i costruttori facciano passare parecchi mesi prima di 

 procedere alla graduazione, non si può trascurare il susseguente 

 restringimento che provoca uno spostamento della divisione zero 

 per cui le temperature lette risultano affette da un certo errore. 

 Notiamo ancora che, allorquando il termometro viene esposto a tem- 

 perature elevate, si ha un ritorno al processo termo-elastico susse- 

 guente, ma in misura ridotta e di breve durata e il suo bulbo su- 

 bisce un aumento di capacità a cui corrisponde una depressione 

 dello zero che perdura anche dopo che il termometro si sia raffreddato. 



Perchè ciò non avvenga occorre evitare di esporre il termometro a 

 temperature molto elevate, e per ridurre al minimo le cause di errore 

 che possono provenire dallo spostamento dello zero, è consigliabile 

 verificare a intervalli lo zero. Tale verifica è necessario effettuarla 

 almeno 2 volte l'anno, ma l'osservatore dovrà ripeterla tutte le volte 

 che il termometro è esposto a ragguardevoli variazioni termiche. 



Verificazione del punto zero. — Dato un termometro, prati- 

 camente è necessario accertarsi se i punti fissi zero e cenio stiano 

 al loro posto; ma per i termometri adibiti alle osservazioni me- 

 teorologiche, non essendovi tracciato il punto cento, l'accertamento 

 va limitato al punto zero. 



Per tale verifica si adopera un recipiente metallico, (fig. 20) col 

 fondo terminato ad imbuto, sospeso ad un sostegno, dentro cui si 

 mette del ghiaccio precedentemente lavato con acqua distillata o pio- 

 vana e ridotto in minutissimi frantumi, oppure della neve ben pulita. 



Nella massa di ghiaccio o di neve si pratica un foro entro 

 cui si fa penetrare il bulbo del termometro e porzione del cannello 

 al disopra della graduazione zero ; il ghiaccio si comprime legger- 

 mente attorno al termometro acciocché sia ben sicuro il contatto 

 fra termometro e ghiaccio. 



Effettuando la determinazione in un luogo ove la temperatura 

 è superiore a zero gradi, il ghiaccio fonderà e sollevando di tanto 

 in tanto il cannello, o scostando il ghiaccio che vi sta attorno, si 

 vedrà, dopo diverse letture, che la posizione della estremità della 

 colonnina di mercurio è rimasta stazionaria, il che ha luogo dopo 

 un quarto d'ora circa, ed allora si fa la lettura definitiva. 



