Meteorologia coloniale 201 



Esso consta di due termometri i cui bulbi penetrano, per mezzo 

 di tubature, dentro due tubi d d' aperti in basso e curvati in alto, 

 e sboccano in un tubo centrale. Alla sommità di questo tubo è una 

 scatola t contenente un piccolo ventilatore messo in moto da una 

 molla che si carica con una chiave. 



L'apparecchio è portato da un'asticella h, la cui estremità può 

 adattarsi ad un sostegno di legno o ad un tronco di albero. Il ter- 

 mometro posto nel tubo d ha il bulbo ricoperto con mussolina ; 

 e per inumidirlo si fa uso di un apposito tubicino di vetro mu- 

 nito, nella parte inferiore, di una peretta di gomma che serve di 

 serbatoio per l'acqua. Si introduce il tubicino di vetro attraverso 

 l'estremità del tubo metallico e e, premendo la peretta, si fa salire 

 l'acqua nel tubicino sino a bagnare la mussolina. Indi si carica la 

 molla, e il ventilatore, girando, provoca un richiamo di aria nel 

 tubo g e nei tubi d d': in tal modo i termometri si trovano in una 

 corrente d'aria. 



Quando le colonnine di mercurio dei due termometri, dopo esser 

 discese, rimangono stazionarie, si leggono le graduazioni corrispon- 

 denti. E necessario verificare spesso se si mantiene la velocità che 

 il costruttore fa sapere nell'atto della consegna dello strumento ; 

 e a tal uopo basta contare con un contasecondi i tempi trascorsi 

 tra i passaggi successivi di un trattino verticale segnato sul mu- 

 linello, attraverso la finestra circolare che si vede sul tamburo. 



Calcolo dell'umidità assoluta e dell'umidità relativa. — La dif- 

 ferenza delle temperature indicate dai due termometri, segue la legge 

 di Dalton sulla massa di vapore che si svolge nell'unità di tempo 

 da una superficie evaporante, e quindi si ha : 



ove / rappresenta la tensione effettiva del vapore contenuto nell'a- 

 ria, F la tensione massima corrispondente alla temperatura del ter- 

 mometro bagnato, / la temperatura del termometro asciutto, / quella 

 del termometro bagnato, H la pressione barometrica al momento 

 dell'osservazione, ed A una costante di proporzionalità. 



La costante A può essere determinata una volta tanto, appli- 

 cando la stessa relazione nel caso in cui si abbia il valore di/ me- 

 diante un igrometro e condensazione, e August stabili il numero 

 0,000635 quale valore della costante A. Però A non ha un valore 



