Meteorologia coloniale 



265 



formi, distinzione che ad occhio nudo spesso non riesce con sufficiente 

 esattezza. Il vetro violetto da adoperarsi secondo E. Péroux, è quello 

 che, collocato davanti ad uno spettro luminoso, non lascia sensibil- 

 mente passare le onde comprese tra ^ = 44 e x = 400 circa ; cor- 

 risponde approssimativamente, come intensità colorimetrica, ad una 

 soluzione di permanganato di potassio al 2/1000 su uno spessore 

 di 15 mm. La sovrapposizione di due vetri colorati, l'uno in bleu 

 indaco chiaro e l'altro in rosso porpora, risponde assai bene a que- 

 sto violetto. 



L'osservazione può riuscire piìi facile adoperando un tubo pri- 

 smatico rettangolare della forma di un piccolo stereoscopio a mano, 

 il cui fondo è chiuso con un vetro violetto, e, orientato conve- 

 nientemente, può anche servire per determinare la direzione delle 

 nubi che attraversano il campo dell'apparecchio. 



Direzione delle nubi. — La direzione delle nubi può essere de- 

 terminata facilmente col seguire il moto della nube rispetto ad un 

 oggetto fisso, ad esempio il taglio di un'antenna, lo spigolo di una 

 casa ecc. Per evitare l'errore di prospettiva l'osservatore deve di- 

 sporsi verticalmente sotto l'oggetto fissato ed effettuare la deter- 

 minazione quando la nube si trova allo zenit. 



A determinazioni più esatte, che possono eseguirsi anche quando 

 le nube trovasi lontana dallo zenit, si può giungere adoperando ap- 

 parecchi speciali detti nefoscopii. Se ne posseggono diversi tipi, ma 

 tutti possono raggrupparsi in due categorie : nefoscopii a rifles- 

 sione, nefoscopii a visione diretta. 



Alla prima categoria appartengono i nefoscopii di Finemann e 

 del Fornioni, e specialmente quest'ultimo 

 è di limitato costo e di facile manutenzione. 

 Il nefoscopio di Finemann (fig. 77) 

 consta di un disco di vetro annerito, che 

 è sostenuto da un treppiede con viti ca- 

 lanti. Una punta verticale può essere sol- 

 levata o abbassata per mezzo di un'asta 

 dentata e fissa alla circonferenza del disco 

 in maniera tale che vi possa ruotare in- 

 torno. Una scala impressa sull'orlo della 

 punta permette di determinare 1' altezza 

 di essa sulla superficie del vetro. 



Su questa superficie sono segnati tre 

 cerchi concentrici, di cui i due esterni Fig. 77. 



