Meteorologia coloniale 67 



aumenta o diminuisce. Tali movimenti, ingranditi per mezzo di una 

 conveniente disposizione, sono trasmessi ad un indice che si muove 

 su un quadrante, ove sono tracciati i valori della pressione atmosfe- 

 rica di millimetro in millimetro. 



Negli esemplari più diffusi spesso si trovano due indici, l'uno 

 colorito in bleu o annerito che è riunito alla scatola metallica ed indica 

 il valore della pressione barometrica, l'altro dorato che si può spo- 

 stare a mano. Allorquando si eseguisce una determinazione, si sposta 

 quest'ultimo indice in modo da sovrapporlo all'indice colorito; se 

 dopo ciò si verifica qualche variazione della pressione barometrica, 

 r indice colorito riceve uno spostamento, mentre quello dorato ri- 

 mane ad indicare il valore precedente, in modo che la distanza tra 

 i due indici sta ad indicare il senso e il valore dell'avvenuta va- 

 riazione nella pressione, nell' mtervallo trascorso tra due osserva- 

 zioni successive. 



Siffatti barometri metallici, chiamati aneroidi, sono poco volu- 

 minosi, di facile trasporto, di poco costo; alcuni hanno la forma e 

 la grandezza di un orologio tascabile, altri hanno dimensioni mag- 

 giori e allora sono chiusi in un astuccio di cuoio che a mezzo di 

 correggia può disporsi a tracolla. E naturale che questi barometri, 

 per coloro che -viaggiano, sono da preferirsi a quelli a mercurio. 

 Però se si vogliono ricavare da essi dati esatti, occorre controllare 

 la graduazione comparando lo strumento con un buon barometro a 

 mercurio. E siccome l' elasticità del metallo si modifica e tanto più 

 rapidamente quanto l' apparecchio è sottoposto a variazioni più 

 brusche e più considerevoli di pressione, è necessario di tanto in 

 tanto procedere a siffatti campionamenti. Qualora si riscontrano sen- 

 sibili discordanze, possono queste eliminarsi spostando l' indice 

 colorito nel senso voluto, e facendo girare la vite che si trova in 

 un foro praticato sul fondo della custodia dello strumento, dalla 

 parte opposta al quadrante. 



Prima di fare la lettura è necessario dare dei colpetti battendo 

 il dito sul vetro, allo scopo di vincere gli attriti che si oppongono 

 ordinariamente al movimento dei diversi organi dello strumento. 

 L'aneroide va collocato all' interno di una abitazione e in un locale 

 ove le variazioni della temperatura sono minime. Gli aneroidi che 

 più comunemente si adoperano sono per lo più compensati per la 

 temperatura, cioè danno la medesima indicazione se la pressione è 

 costante e varia la temperatura, ma se manca tale compensazione non 

 bisogna dimenticare di leggere il termometro, che spesso è unito al- 



