62 L' Agricoltura Coloniale 



Conviene pulire la penna e cambiare l'inchiostro ogni otto 

 giorni, cioè quando si cambia la carta e si carica il movimento di 

 orologeria; così si è sicuri di avere la registrazione in modo con- 

 tinuo con un tratto netto e sottile. 



Per assicurare il buon funzionamento dello strumento, questo 

 deve collocarsi in un luogo a temperatura poco variabile e pertanto 

 deve evitarsi la collocazione entro una qualsiasi capanna o gabbia 

 meteorica. Inoltre, almeno una volta al giorno, si debbono effettuare 

 misure di confronto con un barometro a mercurio. Gli eventuali 

 scostamenti che si possono constatare, e che son dovuti alle modi- 

 ficazioni lente che subisce l'elasticità del metallo, o ad una insuf- 

 ficiente compensazione relativamente alla temperatura, possono eli- 

 minarsi manovrando la vite di rettifica che si trova al disotto della 

 cassa di custodia dello strumento. Detta vite termina con un perno 

 a sezione quadrata e, introducendovi l' una delle estremità della 

 chiave che serve a caricare l'apparato di orologeria, si può fare ab- 

 bassare o sollevare la colonna delle scatole in modo che la pennina 

 vada ad assumere la voluta posizione. 



Ma non occorre effettuare tale operazione sempre alla fine di 

 ogni settimana, poiché in tali apparecchi quello che più interessa 

 non è il valore assoluto delle indicazioni, (esso si conosce bene 

 con i barometri a mercurio), sibbene le variazioni della pressione 

 barometrica. E conviene quindi procedere all'anzidetta correzione, 

 da effettuarsi, ripetiamo, il meno frequentemente possibile, e al- 

 lorché le divergenze hanno assunto rilevanti valori, nel momento 

 del cambiamento della striscia di carta. 



Statoscopio. — Nelle perturbazioni atmosferiche, specialmente 

 in quelle cicloniche o temporalesche, la pressione barometrica su- 

 bisce rapide e continue variazioni che non possono essere segna- 

 late per mezzo degli ordinari barografi a causa dell'estrema len- 

 tezza del movimento del tamburo e della limitata sensibilità, l.o 

 statoscopio consente di effettuare tale determinazione e il modello 

 più comunemente usato, che é quello indicato dalla fig. 15, consta 

 essenzialmente di cinque scatole di aneroide contenute entro un 

 recipiente munito di un rubinetto, protetto da una sostanza coibente 

 pel calore e chiuso nello zoccolo di legno dell'apparecchio. Le sca- 

 tole comunicano liberamente tra di loro e con l'aria esterna ed il 

 movimento di esse viene trasmesso, mediante leve, ad una penna 

 che poggia su uno dei soliti tamburi muniti di un sistema di orolo- 

 geria. Allorquando si vuol farlo funzionare si toglie la comunica- 



