Meteorologia coloniale 203 



ziente, moltiplicato per loo, ossia 43, esprìme 1' umidità relativa 

 corrispondente. 



Il calcolo, tanto dell'umidità assoluta quanto dell'umidità rela- 

 tiva, si evita facendo uso delle tabelle calcolate per la pressione 

 barometrica di 755. In esse la colonna verticale contiene le indi- 

 cazioni del termometro bagnato, e nella testata trovasi la differenza 

 tra il detto termometro e il termometro asciutto. 



Ma qualora le dette tabelle dovessero estendersi alle diverse 

 temperature che sogliono riscontrarsi nei varii climi, esse occupe- 

 rebbero tale spazio da non consentire l'accoglimento in un manuale. 



Igrometri reg'istratopi. — L'umidità dell'aria dipende grande- 

 mente dalla temperatura e dai venti, cosicché è molto interessante 

 conoscere le variazioni diurne su di una località in relazione al 

 regime termico e ai venti dominanti. E ciò può ottenersi mediante 

 l'impiego di speciali strumenti registratori. 



Nella fig. 63 è indicato il tipo più comunemente usato, che consta 

 di un fascio di capelli — che furono immersi per qualche tempo in 

 una soluzione di soda caustica o potassa allo scopo di liberarli del 

 grasso che avevano — fissati alle due estremità su di un telaio 

 metallico. Il punto di mezzo del fascio è unito mediante un anello 

 ad una leva rilegata ad una sottile asticina terminante con una pen- 

 nina che, analogamente a quanto si disse pel barografo, poggia 

 debolmente su un cilindro metallico munito di movimento di orolo- 

 geria. 



Le variazioni di lunghezza che avvengono nel fascio di capelli, 

 a seconda della diversa umidità dell'aria, sono così trasmesse alla 

 pennina e tracciate sul foglio di carta adagiato sull' anzidetto ci- 

 lindro metallico. 



Lo strumento va collocato entro la capanna meteorica, e frequen- 

 temente deve essere pulito per assicurarne il funzionamento. 



Le proprietà igroscopiche dei capelli, come già si è detto, sono 

 soggette a continui cambiamenti, per cui è raccomandabile di ese- 

 guire frequenti confronti, che consistono nel verificare se la pennina 

 si ferma al numero cenio tracciato sul foglio di carta quando lo 

 strumento è esposto in una atmosfera satura di vapor d'acqua. E ciò 

 può ottenersi facilmente avvolgendo lo strumento con una tovaglia 

 bagnata, ma in modo da rendere visibile la scala, o collocando il 

 medesimo entro una scatola che ha le pareti bagnate e contiene 

 anche un recipiente con acqua. Dopo circa mezz'ora, se la pennina 

 non si ferma al numero 1 00, si ottiene la coincidenza manovrando 



