76 L' Agricoltura Coloniale 



temperatura più bassa di quella realmente avvenuta. Ciò può evi- 

 tarsi dando poca inclinazione al termometro e rendendo, per quanto 

 è possibile, rigida la gabbia meteorica che lo contiene. 



Verifica dei termometri a massima e a minima. — Per assi- 

 curarsi del buon funzionamenio dei termometri occorre praticare ad 

 intervalli delle verifiche. Per il termometro a massima la verifica 

 si effettua confrontandolo con termometro ordinario. A tale intento si 

 collocano un termometro ordinario campione e il termometro a mas- 

 sima da verificare, entro un recipiente cilindrico riempito d'acqua, 

 che si può portare a diverse temperature accendendo al disotto una 

 lampada. 



La verifica suole effettuarsi a due o tre temperature diverse, per 

 esempio a i^^, 25", 35°. Si riscalda il bagno fino a che la tempe- 

 ratura dell'acqua abbia superato i 10°; indi si abbassa la fiamma 

 procurando che la temperarura continui ad aumentare lentamente; 

 quando si è vicini a 15° si abbassa ancora la fiamma in modo che 

 la temperatura diminuisca cosi lentamente che guardando il termo- 

 metro campione gli innalzamenti della colonnina di mei-curio siano 

 appena visibili. Continuando ad agitare l'acqua, si toglie ad un tratto 

 la fiamma dal disotto del bagno, e allora si vedrà la temperatura 

 del termometro campione crescere ancora per qualche istante, poi 

 rimanere stazionaria e in seguito diminuire. Bisogna cogliere il 

 momento giusto in cui la temperatura del termometro campione 

 rimane stazionaria, e leggere il valore corrispondente dato dal ter- 

 mometro a massima. Lo stesso procedimento si seguirà per le tem- 

 perature di 25° e 35'^, e la media divergenza delle indicazioni prese 

 con segno cambiato darà la correzione da applicarsi al termometro. 



Per il termometro a minima la verifica si limita a determinare 

 lo zero ; e si pratica nel modo indicato per eseguire analoga deter- 

 minazione nel termometro ordinario a mercurio. La correzione dovrà 

 applicarsi a tutte le letture eseguite dopo l'anzidetta determinazione. 



Annerimento della graduazione sui termometri. — Col tempo 

 suole spesso svanire sui termometri il nero delle divisioni della 

 scala, e ciò rende diffìcile la lettura. 



Per ridare il nero si strofina la graduazione con un pannolino 

 intriso di inchiostro da stampa, ovvero di nerofumo o inchiostro di 

 china stemperato con un po' di essenza di trementina, o infine di nero 

 anilina sciolto in vernice coppale. Dopo poco si pulisce il tubo con 

 un altro pannolino asciutto ; allora l'inchiostro o il nerofumo pene- 

 trato nei solchi della graduazione rimane, mentre quello aderente 

 alla superficie liscia del vetro scompare. 



