Meteorologia coloniale 



dio 



isolata conviene fissarlo ad un robusto palo che porta, analogamente 

 alla precedente installazione, su una delle sue faccie, e a debita 

 distanza, due ganci piatti, i quali entrano esattamente in due anelli 

 attaccati lateralmente al pluviometro. 



Fig, 86. 



Se si deve collocare lo strumento sopra un tetto, dovrà sem- 

 pre situarsi sul culmine, e l'acqua del collettore sarà condotta, me- 

 diante tubazione, fino ad un serbatoio posto nell'interno della casa. 



Un altro tipo di pluviometro, usato specialmente dagli inglesi, 

 è quello indicato dalla fig. 87 in cui l'estremità del collettore ter- 

 mina entro una bottiglia di metallo. 



Acciocché il pluviometro dia risultati attendibili, deve collo- 

 carsi possibilmente, all'altezza di un metro o m. 1.50 sul suolo, 

 in un luogo aperto, non troppo battuto dai venti dominanti e suf- 

 ficientemente lontano (non meno di 20 a 25 metri) da case, alberi, 

 sostegni, in modo che la pioggia rimanga, da ogni parte, libera di 

 cadere sul collettore del pluviometro. 



E necessario sempre disporre l'impianto in modo che l'imbuto 

 resti perfettamente orizzontale. Per ottenere ciò basta poggiare sul- 



