Meteorologia coloniale 



143 



parte esterna del geotermometro dalla radiazione solare. La ditta Fuess 

 fornisce detti apparecchi per profondità di cm. 2, 

 5, IO, 15 e 20 con la graduazione in quinti. 



Geotermometri di Symons. — Sono for- 

 mati di tubi di ferro di varia lunghezza, aventi 

 il diametro comune di 5 cm. e chiusi infe- 

 riormente (fig. 42). E bene che i tubi risultino 

 disposti in serie, l'uno accanto all' altro, per 

 ordine di lunghezza crescente o decrescente. 

 Dentro ognuno di essi si cala un termometro, 

 fissato su una tavoletta di legno, in modo che 

 il bulbo venga a trovarsi prossimo all'estremità 

 inferiore del tubo di ferro. La tavoletta di legno 

 è attaccata saldamente ad una catenella me- 

 tallica che serve ad estrarre il termometro dal 

 tubo ogni qualvolta se ne voglia fare la lettura. 



Per impedire la circolazione dell'aria nel- 

 l'interno del tubo, la catenella è congiunta su- 

 periormente con un turacciolo conico, per modo 

 che ne risulta una buona chiusura del tubo. 



Geotermometri di Lamont. — Constano 

 di un tubo a sezione quadrata, limitato da sot- 

 tili asticine di legno, che si affonda verticalmente 

 nel suolo (fig. 43). Nel vuoto del tubo si dispon- 

 gono, l'una sull'altra, parecchie sbarrette di legno di eguale lunghezza 

 aventi forma parallepipeda a base quadrata in modo da entrare nel 

 tubo quasi a tenuta d'aria. Ognuna di queste sbarrette è munita supe- 

 riormente di un anello per poterla facilmente sollevare, servendosi 

 all'uopo di una verghetta di ferro uncinata ; ed inoltre ognuna di 

 esse ha lateralmente, nella porzione inferiore, un incavo (a, h, e, d, 

 e), entro il quale sta adattato un termometro ad alcool col bulbo 

 molto grosso. Di fronte al bulbo di ciascun termometro si trova, 

 nella corrispondente parete del tubo di legno, un foro, ricoperto 

 verso l'esterno da un dischetto di lamina sottile di rame. Quest' ul- 

 tima disposizione permette di mantenere il termometro all'asciutto, 

 nello stesso tempo che esso può mettersi facilmente in equilibrio di 

 temperatura colio strato di terreno corrispondente alla profondità 

 a cui trovasi il suo bulbo. 



Dando al tubo di legno una conveniente lunghezza, ed aumen- 

 tando il numero dei parallelepipedi che portano i termometri, si può 



Fig. 42. 



