Meteorologia coloniale 



73 



Fig. 22. 



Per ricondurre l'indice al contatto con l'estremità della colonna 

 di mercurio, basta inclinare il termometro in modo conveniente e 



battervi su dei colpetti col dito. ^ 



Il termometro a massima si 

 dispone quasi orizzontalmente in 

 modo che il bulbo sia più basso, 

 fermando su apposito sostegno 

 i due occhielli A e B con cui ter- 

 minano le estremità del termo- 

 metro (tìg. 22). 



/ termometri a miniina si 

 riempiono di alcool etilico (a 90") 

 che fonde a — 1 1 2° e bolle a 78° 

 (fig. 23). Per temperature molte 

 basse si impiega il toluene, che 

 ha un punto di fusione un po' più elevato ( — 97°), ma bolle 

 a 112'*; il che consente una graduazione diretta del termometro. 

 L'indice di smalto, collocato entro il liquido, si dispone ade- 

 rente al menisco che forma il liquido stesso dentro il can- Fig. 

 nello ; perciò esso viene trasportato dal liquido quando la tem- ^^' 

 peratura si abbassa, mentre rimane nella posizione occupata allor- 

 ché la temperatura aumenta, poiché l'alcool dilatandosi può scor- 

 rere liberamente tra l'indice e le pareti del tubo. Per dedurre la 

 temperatura più bassa, basta leggere la graduazione corrispondente 

 alla parte dell'indice che è più lontana dal bulbo (fig. 23). Allor- 

 quando si trasporta lo strumento da un punto all'altro, prima di 

 adoperarlo, bisogna rovesciarlo tenendolo in senso verticale in modo 

 che il serbatoio guardi in alto ; allora l'indice viene in giù e si 

 arresta all'estremità della colonnina liquida, ma dentro questa. 



Per rimettere l'indice a contatto con l'estremità della colonna 

 di alcool, anche qui si inclina in modo conveniente il termometro 

 e si agevola la discesa percuotendolo su leggermente col dito. 



In alcuni esemplari gli indici di smalto, tanto del termometro 

 a massima quanto del termometro a minima, contengono un piccolo 

 ago di ferro, e in tali casi allo strumento va unita una calamita a ferro 

 di cavallo che può scorrere liberamente lungo la canna del termome- 

 tro. In questo caso, per ricondurre gli indici a contatto delle colonnine 

 del corpo termometrico, basta far scorrere questa calamita sulla superfi- 

 cie del tubo e al disopra dell'indice, fino a trasportarlo nella posizione 

 voluta. Siffatto procedimento deve eseguirsi alla fine di ogni lettura. 



