Meteorologia coloniale ' 61 



giorno della settimana in cui si inizia il diagramma stesso, l'osser- 

 vatore aggiunga anche la data e il mese. 



La penna di metallo è una piccola scodellina della forma di 

 una piramide triangolare rovesciata; la base della piramide è appli- 

 cata sullo stilo e vi è fissata per mezzo di una fettuccia; la som- 

 mità opposta viene a combaciare con la carta e lo spigolo corri- 

 spondente è spaccato come il becco di una penna, allo scopo di 

 permettere, per capillarità, lo scolamento dell' inchiostro di cui è 

 riempita la scodellina. L'inchiostro che si usa, perchè non si dis- 

 secchi facilmente, è preparato con anilina e glicerina allungata con 

 un poco di acqua e una goccia può durare una settimana : si pone 

 nella pennina prendendolo a più riprese con la punta di uno stec- 

 chino e curando di farlo aderire bene nel fondo e nelle pareti della 

 pennina medesima. 



L' influenza della temperatura si può rendere praticamente tra- 

 scurabile, con una compensazione che si ottiene lasciando una certa 

 quantità di aria in una delle scatole, cosicché le indicazioni da esse 

 dedotte possono direttamente compararsi a quelle del barometro a 

 mercurio ridotto a zero gradi, (i) 



Durante il funzionamento dello strumento, occorre assicurarsi 

 del buon funzionamento dell'apparato di orologeria e al caso ap- 

 portare sulle registrazioni le correzioni dovute alle imperfezioni del 

 medesimo. A tale intento necessita, almeno una volta al giorno, 

 marcare l'ora sulla registrazione; e ciò può ottenersi facilmente, o 

 soffiando attraverso il foro per cui passa l'estremità dell'asticina A, 

 destinata ad avvicinare o allontanare la pennina dal famburo, o 

 battendo leggermente un dito sulla parte superiore della custodia 

 dello strumento. Si comunica in tal modo, alla leva che sorregge 

 la penna, un brusco spostamento e si produce, grazie all'elasticità 

 delle scatole metalliche, un tratto verticale. 



Nel caso che la pennina, dopo l'una delle anzidette operazioni, 

 non ritorni a prendere la precedente posizione, vorrà dire che 

 preme troppo sul foglio di carta ; tale maggiore attrito, che è molto 

 dannoso alle registrazioni perchè non rende manifeste le possibili 

 variazioni di pressione, può essere eliminato manovrando opportu- 

 namente la vite. 



(i) Per assicurarsi che l'effetto della correzione è ottenuta, si colloca il barometro in un luogo a 

 cui sia data una temperatura di 50' ; se' il barometro non rimane stazionario, si fa penetrare ancora del- 

 l'aria nella scatola compensatrice e si fa variare la pressione prima di saldare di nuovo l'orificio, fino a 

 che l'apparecchio segni il grado voluto. 



