Meteorologia coloniale 



139 



Delle misure con apparecchi più maneggevoli, che non richie- 

 dono una preparazione speciale, si possono praticare con l'impiego 

 degli attinometri, dei quali il più semplice è quello di Arago (iìg. 38). 



Fig. 38. 



Esso consta di due termometri, ciascuno dei quali è racchiuso 

 entro un inviluppo di vetro da cui si è estratta l'aria. Il bulbo di uno 

 dei due termometri è scoperto, mentre l'altro è coperto di nero fumo. 

 Questi si espongono liberamente al sole, sospesi ad un opportuno 

 sostegno girevole di legno, ad una altezza dal suolo uguale a quella 

 usata per l'esposizione dei termometri nella capanna o gabbia meteo- 

 rica, e lontano da oggetti che possono intercettare 1' irradiazione 

 solare. 



Quando il sole brilla, il termometro annerito assorbe quasi 

 tutte le radiazioni, mentre quello lucido riflette specialmente le lumi- 

 nose ; in tal modo si stabilisce una differenza di temperatura che si 

 ritiene proporzionale alla quantità di calore irradiata, cosicché 

 dalla lettura delle temperature indicate dai due termometri, si può 

 avere una misura relativa dell' intensità della radiazione solare. 



E consigliabile effettuare due o tre osservazioni al giorno, per 

 es. al mattino, al mezzodì o al pomeriggio, e in ciascuna di esse 

 conviene fare tre letture ad intervalli di due minuti per eliminare 

 gli eventuali errori di osservazione e per determinare la tendenza 

 a variare della radiazione solare intorno all'istante medio. 



Nel trascrivere le osservazioni occorre notare : 



i) la data e l'ora dell'osservazione (in tempo medio locale) ; 

 2) la lettura eseguita sul termometro a bulbo nero e a bulbo 

 lucido ; 



