140 



V Agricoltura Coloniale 



3) la differenza tra le due letture ; 



4) la distanza zenitale del sole all'istante dell'osservazione ; 



5) le indicazioni sullo stato del cielo, sulla trasparenza del- 

 l'aria, sulla direzione e forza del vento. 



Lo strumento avanti descritto è prezioso per la sua semplicità, 

 ma non va esente da sensibili inconvenienti, che sono molto gravi 

 per la riduzione delle osservazioni attinometriche ad una scala as- 

 soluta, sebbene non lo siano altrettanto per lo studio delle varia- 

 zioni della trasparenza relativa dell'atmosfera. 



Raffreddamento notturno del suolo. — Per determinare il 

 raffreddamento notturno della superficie della terra si espone oriz- 

 zontalmente, durante la notte, un termometro a minimo, senza alcun 

 sostegno, su una superficie coperta di erba piuttosto bassa (fig. 39). 



[yjn]imi|nKg i yBiu iij^^m2gg3gg(ìgg3jnimmiiiiiHiiiMinmTTn iiil |llMriMir '.mi llinili.' li -'^ 



Fig. 39- 



Per evitare la condensazione dell'alcool nella parte superiore, con- 

 viene usare dei termometri che siano chiusi per tutta la loro lun- 

 ghezza in un tubo di vetro. 



Il termometro va sospeso su un treppiedi di legno della forma 

 di un ;' in modo che rimanga a mezzo decimetro di altezza dal 

 suolo, avendo cura di non far toccare al bulbo il treppiede. 



Deve evitarsi la vicinanza di muri, alberi ecc., insomma di 

 tutto ciò che possa ostacolare la libera radiazione. Il termometro 

 va esposto di sera, e la lettura si effettua nelle prime ore del 

 giorno successivo. Se il terreno è coperto di neve, il termometro 

 va esposto nel modo anzidetto. 



T.a minima temperatura segnalata da questo termometro è, in 

 generale, più bassa di quella indicata dal termometro a minima 

 collocato nella capanna meteorica, e la differenza tra le due tem- 

 perature sarà tanto più rilevante quanto più efficace sarà 1' irrag- 

 giamento verso il cielo. 



