Meteorologia coloniale 



149 



Nei luoghi molto caldi conviene misurare l'evaporazione due 

 volte al giorno e rifornire altra acqua, poiché il tempo molto caldo 

 e secco può provocare una rapida evaporazione e il tubo si può 

 vuotare. 



Nell'evaporimetro di Wild lo spessore dello strato di acqua che 

 evapora è misurato dalla differenza di peso dell'acqua che trovasi 

 nel recipiente C, di forma circolare e della superfìcie di 250 cm.* Esso 

 è equilibrato dal contrappeso D che si muove su un piano verticale 

 intorno ad uno degli spigoli di un prisma triangolare (fig. 50). Il 



Fig. 50. 



suo peso è calcolato in maniera che allorquando il recipiente C è 

 vuoto, r indice del contrappeso D occupa la posizione indicata nella 

 figura. Se si versa dell'acqua in C il suo peso fa salire l' indice sino 

 a che arriva nella posizione G, ove si trova lo zero della gradua- 

 zione. Evaporando l' acqua, il recipiente C diviene più leggiero, 

 l'indice via via discende, e la graduazione GD permette di dedurre, 

 per differenza delle letture, lo spessore dell'acqua evaporata. 



Tutte le mattine, dopo eseguita la lettura, conviene aggiungere 

 dell'acqua fino a riempire il recipiente C. Tutto il meccanismo dello 

 strumento è chiuso dentro una cassa, ove si aggiunse un recipiente 

 con calce viva destinata ad assorbire il vapore di acqua allo scopo 

 di non fare arrugginire le parti dello strumento. 



Il siccimetro di Dufour (fig. 51 vedi tav. a pag. 146) permette di 

 determinare la differenza tra la quantità di acqua e la quantità di eva- 

 porazione avutesi durante un medesimo intervallo di tempo. Consta di 



