42 L'Agricoltura Coloniale 



Per lo spostamento di masse d'aria, per il cambiamento della 

 tensione del vapore d'acqua, per le modificazioni della temperatura, 

 tale pressione subisce continue variazioni, e gli apparecchi che ser- 

 vono a misurarle si chiamano barometri. Essi si distinguono in ba- 

 rometri a merairìo e barometri metallici. I primi constano di un 

 tubo di vetro chiuso ad una estremità e aperto all'altra, il quale, 

 riempito di mercurio, è capovolto in una bacinella contenente an- 

 ch'essa mercurio. La pressione barometrica è data dall'altezza della 

 colonna di mercurio sulla superficie di mercurio della bacinella. Si 

 sono immaginati diversi tipi di barometro, e si chiamano barometri 

 normali i tipi molto perfetti che si trovano installati negli osser- 

 vatore centrali o in istituti speciali. 



Descrizione del bapometro Fortin. — Il tipo piìi comodo e piìi 

 rapido e perciò più diffuso è il barometro Fortin. I barometri a sifone 

 non sono molto usati e richiedono maggiori cure nelle misure. 



Il barometro Fortin consta di tre parti essenziali : la vaschetta, 

 il tubo, la scala. La vaschetta {^g. 4) è un cilindro B B dì vetro, che 

 per mezzo di tiranti a vite come C D e tenuto stretto fra due 

 ghiere di ottone. Di queste ghiere, la superiore forma un coper- 

 chio rivestito internamente di legno di bosso e portante una tubu- 

 latura centrale L L. La ghiera inferiore E F è pure unita ad un 

 anello di bosso M M entro cui è avvitato un secondo anello simile 

 N N che porta legato un sacchetto di cuoio di daino o di camo- 

 scio. Questo sacchetto costituisce il fondo del recipiente, e nel suo 

 mezzo è fissato un turacciolo pure di legno appog"giantesi sull'estre- 

 mità di una vite V, che gioca nel fondo dell'astuccio metallico 

 GEFH, destinato a proteggere gli anelli di legno di bosso e il sac- 

 chetto di pelle. 



Girando la vite in un senso o nell'altro, si fa discendere o sa- 

 lire il fondo mobile del recipiente e con esso il livello del mer- 

 curio contenuto nella vaschetta. 



Per fare un'osservazione il livello del mercurio si porta sempre 

 a sfiorare la punta di avorio A fissata normalmente nel coperchio 

 superiore della vaschetta e rivolta in basso ; la sua estremità segna 

 lo zero della scala barometrica. 



Il tubo barometrico di vetro è immerso nella vaschetta attra- 

 verso la tubulatura Z> Z ; ha l'estremità inferiore affilata e in cor- 

 rispondenza della tubulatura L L presenta una piccola rigonfiatura 

 e poi un restringimento, attorno al quale si assicura un pezzo di 

 pelle di camoscio legata all'orlo stesso del tubo di bosso. 



