Meteorologia coloniale 43 



La pelle di camoscio lascia filtfare l'aria, cosicché la pressione 

 che si esercita sul mercurio è sempre eguale alla pressione atmo- 

 sferica esteriore, mentre contemporaneamente impedisce l'uscita del 

 mercurio anche quando si riempie il pozzetto fino in alto per tra- 

 sportare lo strumento. Il tubo barometrico, per mezzo di anellini 

 di sughero, è tenuto fermo dentro una custodia protettrice di ottone 

 P (fig. 5) avvitata sul coperchio della vaschetta. 



La custodia di ottone ha due opposte fessure longitudinali che 

 lasciano vedere la parte superiore della colonna di mercurio. In 

 queste fessure scorre ad incastro un corsoio che si fa muovere gi- 

 rando il bottone O. Le due facce opposte del traguardo terminano 

 in basso con due tagli paralleli. 



La scala S è incisa sul lembo destro della fessura anteriore e 

 il suo zero corrisponde all'estremità inferiore della punta di avo- 

 rio. La scala dà il numero intero di millimetri che misurano l'al- 

 tezza della colonna di mercurio ; le frazioni di millimetro si deter- 

 minano per mezzo del cosidetto nonio inciso sul corsoio. 



Un termometro T è unito all'astuccio metallico per fare cono- 

 scere la temperatura del medesimo su cui è tracciata la scala e 

 del mercurio contenuto nel tubo barometrico. 



Collocazione del barometro Fortìn. — Allorquando si vuole 

 disporre lo strumento per eseguire osservazioni continuative in un 

 dato luogo, occorre disporlo in una stanza bene illuminata senza 

 fuoco, la cui temperatura non sia soggetta a notevoli cambiamenti, 

 e in un posto tale che non riceva i raggi diretti del sole, ma 

 venga rischiarato dalla luce diffusa di una finestra o altra apertura. 

 Per disporlo in posizione verticale, conviene attaccare al muro ove 

 vuole collocarsi il barometro, una tavoletta di legno, che nella parte 

 più alta porta un robusto uncino e al di sotto un anello orizzontale 

 munit© di tre viti calanti. Tanto l'uncino quanto il centro dell'anello 

 debbono trovarsi sulla medesima verticale. 



Dapprima si allargano le tre viti dell'anello e si fa entrare la 

 vaschetta nello spazio lasciato dalle tre viti ; indi si sospende il 

 il barometro infilando l'occhiello E nell'uncino della tavoletta. 



Dopo di ciò, per assicurarsi se esso sia in posizione perfetta- 

 mente verticale, si tiene l'occhio nel piano orizzontale determinato 

 dai due lembi apposti del corsoio stesso ; in altre parole 1' occhio 

 si tiene in modo che il lembo posteriore sia interamente coperto 

 dal lembo anteriore. Si stringono lentamente le tre viti dell'anello 

 finché sfiorino l'astuccio di ottone della vaschetta senza spostarla; 



