46 



L' Agricoltura Coloniale 



altri sistemi di barometri a mercurio, anche perchè è facilmente 

 trasportabile. Quando occorre trasportarlo, si gira la 

 vite inferiore in modo da sollevare il fondo di pelle 

 fino a che tutta l'aria chiusa dentro, al disopra del 

 mercurio, sia uscita dalla vaschetta; allora il mer- 

 curio dapprima riempie il pozzetto e poi sale nel 

 tubo, riempiendolo fino all'estremità superiore che 

 corrisponde al vuoto barometrico. Quando tutto il 

 tubo è pieno di mercurio, se ne è avvertiti dalla 

 resistenza che oppone la vite al movimento, e da 

 un colpo secco che produce il mercurio urtando 

 contro l'estremo superiore del tubo, (colpo che non 

 è ammortito da presenza di aria, perchè nella camera 

 barometrica al disópra del mercurio vi è il vuoto); 

 allora si rallenta alquanto la vite movendola per un 

 mezzo giro all'indietro. Ciò fatto si capovolge con 

 garbo il barometro, e tenendolo sempre colla va- 

 schetta in alto, lo si chiude entro una scatola o 

 meglio entro un adatto astuccio di legno foderato di 

 cuoio e munito di cinghia (fig. 7), col quale si può 

 trasportare il barometro anche nelle escursioni senza 

 pericolo che entri l'aria nel tubo. 



Barometri con scala compensata. — Le deter- 

 minazioni barometriche per mezzo del barometro 

 Fortin presentano una certa difficoltà specialmente 

 per l'affioramento del mercurio alla punta di avorio, 

 operazione molto delicata allorché la superficie del 

 mercurio non è ben tersa. 



Ma tali difficoltà si evitano adoperando altri tipi di barometri 

 (barometri compensati) nei quali l'operazione si riduce soltanto al- 

 l'osservazione dell'altezza del mercurio nel tubo. Ciò può ottenersi, 

 alterando il valore delle divisioni della scala nel rapporto che in- 

 tercede tra la superficie interna del tubo barometrico e quella del 

 pozzetto. 



Nei barometri costruiti da Tonnelot, il pozzetto ha un diametro 

 IO volte più grande e una superficie 100 volte più grande del tubo 

 barometrico, cosicché le variazioni di livello del mercurio nel poz- 

 zetto sono 100 volte più piccole di quelle che si verificano sull'al- 

 tezza del mercurio nel tubo. 



Il tubo è graduato in modo che ciascuna divisione equivalga a 



'-^* 



Fig. 7. 



