Meteorologia coloniale 



47 



loo/ioi di mm. Se il mercurio si solleva di m divisioni nel tubo, 

 si abbassa nello stesso tempo di m/ioo divisioni nel pozzetto ; e 



7n 



la variazione totale è allora m + 



loo 



divisioni, ossia m millimetri. 



Leggendo dunque le divisioni tracciate 

 sul tubo, si ha il numero di millimetri di cui 

 è variata la distanza dei due livelli del mer- 

 curio, senza tenere affatto conto del cambia- 

 mento del livello del pozzetto. 



Con questo barometro, quando si vuole 

 procedere alla determinazione della pressione 

 barometrica, si osserva dapprima la tempera- 

 tura del termometro attaccato, si danno col 

 dito piccole scossette sul tubo, si porta l'estre- 

 mità del nonio tangente alla sommità della 

 colonna di mercurio e si legge la graduazione 

 corrispondente. 



Per r installazione di tale barometro si 

 seguono le norme dette pel barometro Fortin. 

 Per trasportarlo da un punto all'altro occorre 

 fare riempire dal mercurio tutto il tubo di 

 vetro. Si svita un coperchio cilindrico di dia- 

 metro più piccolo del pozzetto e disposto 

 inferiormente a questo ; si scopre così la testa 

 di una grossa vite che permette di sollevare 

 il fondo del pozzetto, e per conseguenza di 

 riempire completamente il tubo di vetro. Si 

 spinge interamente questa vite fino a che il 

 suo movimento si arresta ; si rimette al posto 

 il coperchio per coprire la vite. 



Uno dei tipi molto usati, specialmente 

 nelle stazioni dipendenti dall'osservatorio ma- 

 rittimo di Amburgo, (fig. 8) è il barometro co- 

 sidetto marino o di Kew, in cui il pozzetto ha 

 il diametro interno di mm. 51,5 ed è costituito 

 da 3 anelli in metallo che si avvitano insieme. 

 Il tubo di vetro è disposto entro un inviluppo 

 cilindrico, la cui parte superiore porta le di- 

 visioni della scala ; e questa parte è protetta da 

 un inviluppo di vetro. La lettura si effettua con 



N 



jiSJWIB!]! 



H 



Fig. 8. 



