Meteorologia coloniale 



49 





=a 



z^ 



7» 



= 61 



di vedere la luce tra la base di esso e la parte superiore del me 

 nisco (fig. 9). 



Questa operazione richiede che la finestra 

 dell'astuccio lungo la quale si muove il corsoio, 

 sia bene illuminata dalla parte posteriore. A 

 tale intento si può fare uso, o di uno spec- 

 chietto situato dietro il tubo, o piuttosto di 

 un foglietto di carta bianca incollato sulla 

 tavoletta che porta i sostegni del barometro. 



Sul corsoio è incisa la scala del nonio 

 che viene così a scorrere di contro alla scala 

 graduata fissa. Questa piccola scala mobile è 

 divisa in dieci parti uguali, e la sua lunghezza 

 è di 9 mm,. Il suo zero corrisponde all' orlo 

 inferiore del corsoio. Se una divisione della 

 scala coincide con lo zero del nonio, la pres- 

 sione barometrica sarà espressa in millimetri 

 interi corrispondenti al numero segnato nella 

 divisione. Se invece si riscontra la coincidenza 

 con qualcuna delle altre divisioni del nonio, 

 si legge la divisione della scala che trovasi 

 immediatamente sotto allo zero del nonio ; e 

 con ciò si avranno i millimetri interi. Poscia 

 si legge la divisione del nonio che coincide 

 con quella della scala, e si avranno le frazioni 

 di millimetro : cosi, se è la prima dopo lo zero, 

 la frazione sarà di un decimo di millimetro, 

 se è la terza sarà di 3 decimi di millimetro, 

 e cosi via. Se invece 2 divisioni consecutive 

 del nonio sembrano coincidere, la media tra 

 queste sarà il valore della frazione da va- 

 lutarsi. 



In alcuni barometri il nonio è diviso in 

 20 parti uguali, e la sua lunghezza vale 19 mm. ; 

 una sua divisione vale 19/20 = 95/100 di mm., 

 ossia mm. 0,95 ; la differenza tra una divisione 

 della scala ed una divisione del nonio è adun- 

 que mm. 1,0 - mm. 0,95 = mm. 0,05, ossia 

 mezzo decimo di millimetro. 



In altri barometri di grande modello il nonio è diviso in 50 



il 



Fig. 9. 



7? 



