60 L'Agricoltura Coloniale 



parti uguali, e la sua lunghezza vale 49 mni,, e in tal modo si ha 

 il cinquantesimo di millimetro ; ma in tal caso la lettura del ver- 

 niero è alquanto difficile e devesi far uso di una lente. 



La lettura deve farsi rapidamente, perchè la lunga presenza 

 dell'osservatore può apportare sensibili modificazioni alla tempe- 

 ratura del barometro, e nelle osservazioni notturne debbono pren- 

 dersi precauzioni speciali per impedire che la sorgente di luce 

 adoperata possa produrre riscaldamento. 



Riduzione della pressione alla temperatura di 0°. — Alle let- 

 ture barometriche debbono apportarsi alcune correzioni, richieste dalla 

 variazione della temperatura e dalla costruzione dello strumento. 



La temperatura dell'aria influenza in doppio modo le indica- 

 zioni del barometro inquantochè, coll'aumentare di essa diminuisce 

 la densità del mercurio che riempie il tubo barometrico e cresce la 

 lunghezza della scala metrica annessa allo strumento, mentre si ve- 

 rifica il fenomeno contrario quando vi ha diminuzione della tempe- 

 ratura dell'aria. Cosicché, per rendere paragonabili le altezze baro- 

 metriche lette a diversa temperatura, occorre ridurle alle medesime 

 condizioni termiche e si è convenuto di ridurre ogni volta l'altezza 

 letta sul barometro a quella che si avrebbe se la temperatura 

 fosse zero gradi. 



La formola che dà la correzione complessiva è 



//o = //— 0,000162 X-^X^ 



ove // è l'altezza barometrica osservata, t la temperatura del ter- 

 mometro attaccato al barometro, e Ho l'altezza barometrica ridotta 

 a zero gradi. 



Invece di fare uso dell'anzidetta formula, il che richiede ogni 

 volta la moltiplicazione del coefficiente 0,000162 per He per t, vi 

 sono delle tavole che consentono di dedurre rapidamente la cor- 

 rezione, conosciuta la pressione letta e la relativa temperatura. La 

 tavola I serve a tale scopo e in essa è indicata, sulle cifre disposte 

 in linea orizzontale, la temperatura di mezzo in mezzo grado e sulle 

 verticali la pressione barometrica di 2 in 2 millimetri. Le corre- 

 zioni che si ottengono si aggiungeranno quando la temperatura 

 osservata è negativa ossia inferiore a zero gradi, si sottrarranno 

 nel caso di temperatura positiva ossia superiore a zero gradi. 



Supponiamo che si sia letta la pressione di mm. 742,5 e la 

 temperatura di 20° ; Per eseguire la riduzione a zero, basta sot- 

 trarre il numero 2,40 che si ricava dall'anzidetta tabella all'incontro 



