Meteorologia coloniale 61 



della verticale condotta per 740 e dell'orizzontale condotta per 20; 

 e in tal modo la pressione osservata diviene uguale a 740,1. 



Per pressioni comprese tra 790™""- e ^oo™™-, può giungersi ad 

 una riduzione rapida e sufficientemente esatta adoperando il grafico 

 riportato nella fig. io. Su una delle linee verticali è tracciata la pres- 

 sione barometrica di millimetro in millimetro quale risulta dalle 

 letture eseguite sul barometro a mercurio, mentre sull'altra sono 

 indicate le temperature che si osservano sul termometro unito al 

 barometro. La linea intermedia contiene i valori della correzione 

 da applicare, che va aggiunta, come si è detto, ai millimetri di 

 pressione letta per temperature negative, e va invece sottratta per 

 temperature positive. Si unisce, con una linea tracciata sopra un foglio 

 di carta traslucida sovrapposta alla iìg. io, il valore della pressione 

 barometrica letto con il grado di temperatura contem.poraneamente 

 rilevata, e la graduazione corrispondente al punto in cui detta 

 linea taglia la linea intermedia dà il valore della correzione 

 cercata. 



Correzione strumentale. — La colonna del mercurio, entro il 

 tubo barometrico, termina con un menisco convesso che deriva dai 

 fenomeni di capillarità e ha la proprietà di esercitare una pressione 

 nella direzione opposta alla sua convessità. Nel barometro si ha 

 quindi il peso della colonna di mercurio e la pressione esercitata 

 verso il basso dal menisco convesso, la cui somma fa equilibrio 

 alla pressione barometrica. Se il menisco mancasse, verrebbe a man- 

 care quest'ultima pressione, e perciò, a fare equilibrio alla pressione 

 barometrica, occorrerebbe una colonna di mercurio alquanto più 

 alta ; in altri termini, il menisco cagiona nella colonna barometrica 

 una depressione. Bisogna adunque apportare alle letture barometriche 

 una correzione dovuta alla depressione causata dal menisco. Essa 

 è additiva e dipende dal diametro interno del tubo e dalla freccia 

 del menisco. Se si potesse sempre dare al tubo barometrico una 

 larghezza di almeno cm. 2,5, si avrebbe il vantaggio di appianare 

 il menisco e allora si eviterebbe l'effetto della depressione capillare. 



Un'altra causa di errore è la seguente : è assai difficile che 

 un fabbricante nel costruire un barometro Fortin riesca a soddisfare 

 con molta esattezza alla condizione che lo zero della scala coincida 

 coll'estremità della punta di avorio nella vaschetta. Spesso, tra lo 

 zero della scala e la punta di avorio, esiste una differenza di qual- 

 che decimo di millimetro in piìi o in meno. La correzione dovuta 

 all' errore costante della scala si suole aggiungere alla correzione 



